Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 



129 



kommeil ausreicht; so ^eiiüi^t /.. V>. ein solcher Kühler ( vf^l. Fi^-. 26o ) mit 

 einem äußeren Kühlmantel von 60cm Länge durchaus, um Äther rasch 

 ohne Verluste abzudestillieren. 



Es mögen nun noch einige Kühlerarten, die in speziellen Fällen wert- 

 volle Dienste leisten, beschrieben werden. Als Ptückfluß- 

 kühler, den man ohne weitere Dichtung auf Bechergläser 

 aufsetzen kann, dient der Apparat nach Gockel (Fig. 27))). 

 Eine ähnliche Konstruktion ist auf den /Sox-A/t^Apparaten 

 der Fig. 128 (S. 64) abgebildet. 



Für besonders niedrig siedende, flüchtige Stoffe ist 

 die Kühlvorrichtung geeignet, die Fig. 274 zeigt; sie 

 kann mit Eis oder Kältemischung beschickt werden. Das 



Kühlrohr zeichnet sich durch besondere 

 Länge aus. 



Soll mit flüssiger Luft gekühlt 



m w^erden, so steht das in Fig. 275 ab- 



Fig. 273. 



Fig. 274. 



gebildete Deworsche doppelwandige Ge- 

 fäß zur \'erfügung. 



Zum Erhitzen von Substanzen am 



Piückflußkühler, die nicht mit Kork oder 



Gummi in Berührung kommen dürfen, 



sind Kolben im Handel, an denen der Kühler gleich angeschmolzen ist 



(Fig. 276). Praktischer ist die Verbindung von Kühler und Koll)en durch Schliff. 



Den Gebrauch von Stopfen umgehen ebenfalls die Glaskühler mit 



Kugelmundstück nach Fr. Hinden^) (Fig. 277); die kugelförmig er- 



r\ 



\r 



Fig. 275. 



Fig. 27Ü. 



Fig. 277. 



weiterte Mündung dieser Kühler paßt ohne weiteres auf die allermeisten 

 Erlenmeyer, Kolben und kleineren Bechergläser. Absolut dicht ist der 



*) Glaskühler mit Kugelmundstück. Chem.-Ztg. Bd. 29. S. 809 (1905). 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. I. 9 



