134 R. Kempf. 



in erster Linie in Betradit kommen , so sind sie dennoch auch für viele 

 andere Zwecke im chemischen Lal)oratoriuni von erhebhclicr praktischer 

 Wichtigkeit. So bildet die Vakuiunerzeiigimg ein wertvolles llilfsinittcl l)eim 

 Absangen von Niederschlägen (vgl. oben S. 102), bei der Sul)liniatioii (vgl. 

 unten), beim Füllen gröberer (ietaiie mit einem (Jase (vgl. achtes Kapitel), 

 beim Anstellen einer Iieaktion unter Luftabschlub und endlich l)eim Trocknen 

 und Aufbewahren von Substanzen in luftleeren Uäumen ( Vakuum-Exsikka- 

 toren usw. ; vgl. weiter unten ). 



Die Wasserstrahlpumpe und ihre Nehenapparate. 



Die gebräuchlichste und zugleich handhchste und einfachste Labora- 

 toriumsluftj)umpe ist die ursprünglich von Bunsen angegebene Wasser- 

 strahlpumpe. 



Je nach der Temperatur des Leitungswassers, das zur Speisung der 

 Pumpe dient, steigt und sinkt das bestenfalls erreichbare Optimum des 

 Minderdrucks ungefähr in den Grenzen zwischen 8 und 20 nim\ denn die 

 Tension des Wasserdampfes beträgt bei 10« 9 mm, bei 20" ca. 17 mm und 

 bei 25" bereits 23 mm Quecksilber. 



Die Wasserstrahlpumpen, die namenthch für den organisch ai- 

 beitenden Chemiker zu den unentbehrlichsten Apparaten gehören, werden 

 entweder ganz aus Glas oder ganz aus Metall angefertigt; die aus dem 

 letzteren Material haben zwar den Vorzug der L^nzerbrechlichkeit, funkti- 

 onieren aber meistens nicht so gut wie Glaspumpen, werden ferner von 

 Säuredämpfen, die leicht in die Pumpe gelangen können, angegriffen und 

 gestatten nicht, eine etwa eingetretene Verschmutzung oder gar Ver- 

 stopfung ohne weiteres zu erkennen, wie es bei den Glaspumpen der 

 Fall ist. 



Eine der ältesten Formen der gläsernen Wasserstrahlpumpen rührt 

 von Geißler her (Fig. 284; vgl. auch Fig. 292, S. 136 und Fig. 307, S. 14(3). 

 Diese Pumpe verbraucht verhältnismäbig viel Wasser. 



Eine wesentliche Verbesserung hat sie u. a. durch die von ./. WetzeV) 

 vorgeschlagene Konstruktion (Fig. 285) erfahren, die bei geringerem Wasser- 

 verbrauch ein weit schnelleres Evakuieren bewirkt. Dieser Effekt kommt 

 dadurch zustande, daß die saugende Wirkung des fallenden Strahls mehr- 

 fach ausgenutzt wird: unterhalb des ersten Injektors befindet sich eine 

 kugelartige Erweiterung, die einen kapillaren Ausfluß hat und dann in das 

 Abflußrohr mündet. Die Kugel zwischen den beiden Einschnürungen darf 

 sich bei einei- richtig ausgeführten Pumpe, die ihre volle Wirkung aus- 

 üben soll, nicht mit Wasser füllen. 



Als notwendige Nehenapparate beim (xebrauch einer Wasserstrahl- 

 pumpe mögen hier Rückschlagventile und Druckregulatoren be- 

 schrieben werden. 



^) über oiiie neue Wasserstrahlluftpuiiipe. Ber. d. Deutschen ehem. Ges. Jg. 30. 

 S. 537 (1897). 



