136 



R. Kempf. 



Apparat verbunden; A ist eine poröse T()ni)latte, die nur für Luft, nicht 

 für Quecksilber oder Wasser durchlässig' ist, B ist eine weniger dichte 

 Tonplatte, durch die sich (,)uecksill)er hindurchsaugen läßt. Wird durch 

 B so viel Quecksill)er in die Ivöhi'e gesaugt, daß A eben davon bedeckt ist, 

 so ist das Ventil gebrauchsfertig; es zeichnet sich durch Zuverlässigkeit 



aus, erlaubt aber wegen der Reibung der Luft im 



iT Ton kein all/u rasches Evakuieren, 



j n Ebenfalls durch (^)uecksilber geschieht derAb- 



^3 1 Schluß der evakuierten Apparatur gegen die Wasser- 



§ 11 Strahlpumpe bei der Vorrichtung, die Lassar-Cohn^) 



vorgeschlagen hat. Sie besteht aus einem eisernen 

 (^)uecksilberbeliälter, dessen Einrichtung aus der 

 Fig. 291 zu ersehen ist; das Rohr rechts kommuni- 

 ziert mit der Pumpe, das Barometerrohr links mit 

 den Arbeitsgefäßen. 



Die Druckregulatoren bezwecken, einen 

 konstanten höheren Druck, als ihn die Wasserstrahl- 

 pumpen bei völlig dichter Apparatur schaffen, in den 

 Destillationsgefäßen usw. herzustellen. Denn es hat 

 unter Umständen große Vorteile, nicht bei ca. 10 — 20 mm Druck, sondern 

 z.B. bei 100 www Druck zu destillieren, wie es gelegentlich F. Kraft-) empfahl; 



Fig. 191. 



Fi". 292. 



außerdem ist ein Druckregulator — richtiger: Druckerhöher — notwendig, 

 wenn es sich dai'um handelt, Siedepunkte liei beliebigen Drucken zu bestimmen. 



^) Arbeitsmethoden für organisch-chemische Laboratorien. 4. Aufl. 1906. Allg. 

 Teil. S. 63. 



2) Über 19 höhere Xormalparaffine CnHsn + o . . . Ber. d. Deutschen ehem. Ges. 

 Jg. 15. S. 1692 (1882). 



