Allffemoiiie cliomischc Laboratoriumstechnik. 



i:-J7 



1111(1 neuerdings 



Am einfachsten erhält man ein derartiges Instrunient, wenn man in 

 die Apparatur eine fein ausgezogene (ilasröhre einsehaltet, die durch einen 

 Glashahn mit der äußeren Luft in Verbindung stellt (Fig. 292). 



Auf demselben Prinzip beruht der aus Messing gefertigte Druck- 

 regulator, den Fig. 29:> darstellt; durch eine feine Stellschraube mit Stahl- 

 spitze lallt sich der Zutritt der Luft bequem regulieren. 



Einen automatisch wirkenden, auf jede beliebige Druckhöhe ein- 

 stellbaren Druckregler haben WUh. Stade/ und l'l Hahn^ 

 Gabriel Bertrand-) (Fig. 294) beschrieben. Bei diesen 

 Apparaten sperrt eine Quecksilbersäule, die man beliebig 

 einstellen kann, die A'erbindung 

 zwischen Rezipient und Pumpe in 

 dem Augenblick ab , wo der ge- 

 wünschte Druck erreicht ist, und 

 gibt sie erst wieder frei, wenn der 

 Druck ein wenig gesunken ist. 



Jede Wasserstrahlpumpe lälit 

 sich gleichzeitig als Gebläse ver- 

 Avenden; man braucht nur das Ab- 

 wasser, das mit der angesaugten 

 Luft gemischt ist, in eine doppel- 

 lialsige Flasche mit Bodentubus ein- 

 treten zu lassen und den Wasser- 

 al^flui) durch einen Schlauch mit 

 Quetschhahn so zu regulieren, daß 

 <ler Bodentubus der Flasche unter 

 dem Wasserniveau liegt : ist die 

 Pumpe auf dem einen Hals der 

 Flasche luftdicht aufgesetzt, so ent- 

 weicht aus dem anderen dauernd 

 ein kräftiger Luftstrom , der z. B. 

 zum be(iuemen Betriebe eines Leucht- 

 gasgebläses (vgl S. 52) dienen kann. 



Praktischer ist das in Fig. 295 abgebildete Wasserstrahlgebläse 

 nach J. Wetzel, das bei 2—3 Atmosphären Wasserdruck sehr gut funktioniert. 



Noch wirksamer ist das metallene Gebläse nach M. Kahler und 

 Martini (Fig. 296). 



Kolben- und Kapsel luftpunipen. 



Eine einfache einstieflige Kolbenluftpumpe, wie sie Fig. 297 darstellt, 

 erzeugt zwar nur eine Luftleere von etwa 28 mm Druck, schafft aber weit 



*) Ein einfacher Apparat zur Regulierung und Variierung des Luftdrucks bei 

 Destillationen, Siedepunktsbestimmungen usw. Liebigs Ann. d. Chem. u. Pliann. Bd. 195. 

 S. 218 (1879). 



^) Druckregler für fraktionierte Destillation unter vermindertem Druck. Bull. Soc. 

 chim. Paris [3] T. 29. p. 77G; vgl. Chem. Zentralbl. 1903. II. S. 611. 



Fig. 295. 



Fift- 291. 



