140 



K. K (■ in p f. 



wird von der Pumpe (iiröüte Type (') in ca. 1(» Miiiiitcu bis auf O'lbmm 

 Druck entleert. 



Eine i)ew;ilirte Anordnuni»- der Apparatur heim Arl)eiten mit der 

 riervki)nmi)e nach KniU Fischerimd C.Harries^), speziell für die fraktionierte 

 Destillation, yiht ¥v^. ^2W wieder, l'm die Dämpfe niedrig- siedender Flüssif^- 

 keiten (Wasser, Äther) oder hei der Destillation entstehende Gase 

 (Kohlendioxyd. Ammoniak, Äthylen) nicht in die Pumpe gelang'en zu 

 lassen, was die.se .schädigen könnte und der Erreichung des Vakuumoptimums 

 hinderlich sein würde, ist eine in flüssiger Luft stehende Vorlage ein- 

 geschaltet. Auf die y.wv Druckmessung dienenden Apparate komme ich 

 weiter unten zurück. Im übrigen sei auf die Originalabhandlung ver- 

 wiesen. 



I'ngefähr die gleiche Leistung wie die (ierykölpumpe ergil)t die 

 rotierende Kapselpumpe nach Gaede (Fig. 800). Sie zeichnet sich durch 



Fig. 300. 



die im ^'ergleich zur grollen Förderung überraschend kleinen Dimensionen 

 aus und ist in mechanischer wie chemischer Hinsicht sehr widerstands- 

 fähig. Für maschinellen Antrieb reicht ein Vio P- S.-Motor aus. Mit einem 

 solchen evakuiei'te die Pumpe ein (iefäli von (i / Inhalt von Atmosphären- 

 druck in 1 Minute auf 8 mm, in 2 Minuten auf 0"4 mm, in 8 Minuten 

 auf Olömm, in 10 Minuten auf 0"012 mm und in 15 Minuten auf O'OOBmm 

 Quecksilbersäule. 



Quecksilberluftpumpen. 



Die höchsten praktisch erreichbaren Vakua erzielt man mit Hilfe 

 der Quecksilberluftpumpen. Da aber deren Förderung weit geringer ist, 



ij über \akuumdestillatioii. Ber. d. Deutschen ehem. Ges. Jg. 35. S. 2158 (1902). 



