U8 



R. Kompf. 



barometer, deren offener Sehenkel mit dem zu messenden ^'aknum ver- 

 bunden wird (Fiii'. ".lO. vgl. auch die Figuren 292, 294, 299, BOT und 

 H19), oder durch Messung der hochgesaugten Quecksilbersäule in einem 

 beiderseits offenen U-förmigen Rohr, dessen einer Schenkel mit der 

 evakuierten Appai'atur in \'erbin(linig steht (Fig. oll). 



Im letzteren Falle ist noch die Ablesung: an einem gewöhnlichen 

 liarometer nötig; der ISarometerstand minus der angesaugten Quecksilber- 

 säule — beides in Millimetern Quecksilber — ergibt erst den gesuchten 

 Minderdruck. Somit ist das abgekürzte Heberbarometer im (xebrauch wesent- 

 lich einfacher: andrerseits ist es bei Drucken, die wenig unter x\tmosphären- 

 druck liegen, unbrauchbar, ferner seine Füllung (Auskochen des Queck- 

 silbers) nicht ganz einfach und eine gründliche Reinigung daher schwierig, 

 und schlielilich reilit das Quecksilber, wenn es bei plötzlicher 

 Aufhebung des \'aknums rasch in den geschlossenen Schenkel 

 zurückschnellt, leicht Luft mit, so daß das Instrument ungenau 

 wird. Um dies und eine Zertrürnmerung des geschlossenen 

 Röhrenendes beim Aufschlagen des Quecksilbers zu verhüten, 

 gibt man dem U-förmigen Rohr unten an der Biegung eine 

 stark verengte Stelle; durch die Reibung, die das Quecksilber 

 hier ei"fährt, wird seine (Geschwindigkeit bedeutend verringert 

 und seine Stoßkraft vernichtet. 



Die Ablesung an derartigen Instrumenten geschieht vor- 

 teilhaft an Spiegelglasskalen, die sich in senkrechter Richtung 

 y-j so verschieben lassen, daß ihr Nullpunkt auf 



^ die eine Quecksilberkuppe eingestellt werden 



kann. Befindet sich das Auge in der Höhe 

 der anderen Quecksilberkuppe in solcher 

 Lage, daß sich das Spiegelbild der Pupille mit 

 dem des Skalen teilstriches und der Queck- 

 silberkuppe deckt, so trifft die über die 

 letztere hinweggehende Visierlinie die Skala 

 senkrecht, und man ist sicher, die Parallachse 



den bei schiefen Visieren sich ergebenden Fig. sn. 

 Fig. 310. Ablesungsfehler — vermieden zu haben. 



' L. Claisen hat durch Kombination des Manometers mit einer Sicher- 

 heitsflasche (vgl. S. 185), die einerseits mit der Wasserstrahlpumpe, an- 

 drerseits mit den zu evakuierenden (iefäßen in ^'erl)indung steht, dem 

 Instrument eine vor Verunreinigungen mögüchst gesicherte Lage gegeben 

 (Fig. 312). 



Aber auch die andere Methode der Druckmessung, wonach die Länge 

 einer hochgesaugten Quecksilbersäule bestimmt wird, hat durch Anordnung 

 des Saugrohres unmittelbar neben einem Gefäßbarometer, welches das 

 Quecksilberreservoir mit jenem teilt, eine so große Vereinfachung im Ge- 

 brauch erfahi'en, daß es auch in dieser Hinsicht den Vergleich mit der 

 anderen Meßmethode nicht zu scheuen braucht. Fig. 313 zeigt ein derartig 



