150 



R. Kcmpf. 



sagen die genannten beiden Instrumente, da sie Bruchteile eines Millimeters 

 nur ang-enähert abzulesen gestatten. Man benutzt daher bei so geringen 

 Drucken die Druckmesser nach Mac Leod (Fig. ;U4). Das Prinzip dieses 

 Instruments besteht darin, daß ein bekanntes Volumen Fdes verdünnten 

 Oases, das die evakuierte Apparatur noch erfüllt, auf ein ebenfalls be- 

 kanntes, sehr viel kleineres \'olumen v zusammengepreßt Avird und nun 

 dieser Druck des komprimierten Gases wie in einem gewöhnlichen 

 Quecksilbermanometer gemessen wird. Ist v z. B. lü.OOOmal kleiner als F, 

 so übt das Gas nach dem Boi/Ie-Mariotte^c\\Qn Gesetz einen lO.OOOmal 

 größeren Druck aus, als vor der Zusammendrückung, und man best also 

 lw?w Druck am Manometer ab, wenn der gesuchte Druck nur O-OOOl mm 



beträgt. In Fig. 299 

 (S. DU») ist der Mac Leod 

 abgebildet , ebenso in 

 Fig. 307 (S. 142) bei w, 

 0, p, q. Vgl. ferner 

 Fig. 308. 



Einen abgekürz- 

 ten 3Iac Leodsdien Va- 

 kuummesser haben A. 

 Wohl und M. S. Losa- 

 nltseh in ihrer schon 

 erwähnten Abhandlung 

 über Evakuierung mit- 

 telst Tierkohle vorge- 

 schlagen (vgl. Fig. o09); 

 ferner ist der abge- 

 kürzte Mac Leod nach 

 H.J.Reip) (Fig. :U5) 

 hier anzuführen. 

 Bei allen Messungen mit Vakuummessern nach dem 31ac Leodiichon 

 Prinzip ist zu beachten, daß die Bestimmungen völlig falsche, und zwar 

 viel zu kleine Werte ergeben, wenn ein leicht verdichtbarer Dampf (statt 

 ein Gas, d. h. ein Stoff, dessen Temperatur oberhalb seiner kritischen Tem- 

 peratur liegt,) in den Druckmesser gelangt, wenn also z.B. die Luft in dem 

 Apparat nicht ganz trocken ist. Denn nur vollkommene Gase folgen dem Boyle- 

 Mariotte^vhQn (iesetz, auf dem die Druckmessung nach 3Iac Leod ja beruht. 

 F.Krafft"-) benutzt das verschiedene Verhalten elektrischer Glimm- 

 entladungen in verdünnten Gasen als Kriterium für die Höhe des Vakuums. 



Fig. 315. 



*) Hilfsmittel zur Domoiistratioii der elektrischen Entladungen in Gasen. Zeitschr. 

 f. d. physikal. u. clicm. Unterricht. Bd. 17. S. 154 (1904). 



') F. Knifft und H. Weilandt, Siedetemperaturen beim Vakuum des Kathodenlichts. 

 Ber. d. Deutschen ehem. Ges. .Tg. 29. S. 1321 (1896); vgl. auch F. Kraft, Über Vakuum- 

 destillation und einige Regelmäßigkeiten, welchen die in luftleeren Räumen erzeugten 

 Flüssigkeiten und Dämpfe gehorchen. Ebenda. Jg. 32. S. 1624 (^1899). 



