Allgemeine chemische Lahoratoriumstechnik. 



165 



Für lichtempfindlicho Stoffe — und hiorzii <>oh<iron weit mehr 

 Siil)staiizen , als man jj^emeinliin annimmt, sciiluj^- C. Lkhcrmann^ ) den 

 Gebrauch von Exsil^katoren aus biaunj^elbem (iiase vor. 



Da Wasserdampf spezifisch leichter als Luft ist und mithin feuchte 

 Luft leichter als trockene, erfüllen Exsikkatoreu ihren Zweck schneller, wo- 

 rauf zuerst W. Hempel hingewiesen hat, wenn sich das Trockenmittel ober- 

 halb des zu trocknenden Materials befindet, wie es bei dem von JuteJiler 

 angegebenen Exsikkator (Fig. HHö) der Fall ist. 



Um die Diffusion des Wasserdampfes von der Oberfläche der trock- 

 nenden Substanz zu beschleunigen und damit den Trockenprozeli, pumpt 

 man die Exsikkatoreu möglichst luftleer. Fig. Ho6 zeigt die gebräuchlichste 

 Form eines derartigen Vakuumexsikkators, Fig. 337 einen solchen mit 

 oben befindlichem Trockenmittel nach W. Hempel.^) In dem zuletzt ge- 

 nannten Exsikkatoi" verdunsteten 10 cm^ Wasser auf einem Uhrglase in 



Fig. 335. 



Fig. 336. 



Fig. 337 



drei Tagen, ein \'organg, der ceteris paribus in einem gewöhnlichen \'a- 

 kuumexsikkator neun Tage Zeit beanspruchte. 



Ein Übelstand der gebräuchlichen flachen Exsikkatoreu ist ihr be- 

 schränkter Raum: eine einzige mittelgroße Schale z.B. füllt ihn fast voll- 

 ständig aus. Der Vakuumexsikkator nach R. Kempf'^) (Fig. oo8) ist so hoch 

 gebaut, daß man Substanzen in drei Etagen übereinandei- hineinsetzen 

 kann; die mittelste Plattform ist vertikal verschiebl)ar, so daß eventuell auch 

 sehr hohe Gegenstände, z. I'. Flaschen oder Bechergläser, im Exsikkator 

 Platz finden. Das Trockenmittel kann in einer Schale entweder oben oder 

 unten aufgestellt werden. 



^) Kleine Lnboratoriumsapparate. Ber. d. Deutschen ehem. Ges. Jg. 21. S. 2529 

 (1888). 



^) Über einen prinzipiellen Fehler, welchen die gebräuchlichen Exsikkatoren haben. 

 Ber. d. Deutschen ehem. Ges. .Tg. 23. S. 356(5 (1890) und: Über einen neuen Exsikkator. 

 Zeitschr. f. angew. Chem. 1891. ^S. 200. 



3) Ein neuer Vakuumexsikkator. Chem.-Ztg. Jg. 33. S. 145 (iy(J9). 



