Allgemeine chemische Lahoratoriumstechnik. 



171 



pnmpon (viil. S. 13S) liefern; in den meisten Fallen i'eicht aber anch 

 eine Luttver(iünnunj>' ans, wie sie eine Wasserstralil})iiiii[)e liefert. Denn 

 man muß sich gegenwärtig' halten, daii die Tension eines festen Stoffes 

 — von dessen Korngröße abgesehen - einzig und allein eine Funk- 

 tion der Temperatur ist, und daß die Foi'tnahme der Luft nur se- 

 kundär die Diffusion der vergasten Teile der Substanz von dieser fort 

 beschleunigt. Durch Luftdruckverminderung wird also nicht die Sublimation 

 einer Substanz bei einer bestimmten Temperatur erst ermöglicht, sondern 

 nur beschleunigt, und in dieser Richtung üben die letzten Zehntelmilli- 

 meter Luftdruck keine ausschlaggebende Wirkung mehi" aus; füi- die l^m- 

 ständlichkeiten, mit denen das Arbeiten im höchsten Vakuum oder im Vakuum 

 des Kathodenlichts stets verknüpft ist, bietet sich also kein genügendes 

 Äquivalent durch den Gewinn wesentlicher Vorteile. 



a) Sublimieren bei gewöhnlichem Druck. 



Der einfachste Sublimationsapparat besteht aus zwei ITirgiäsern, die 

 aufeinander geschliffen sind und mit einer ]\letallklammer zusammen- 

 gehalten werden (Fig. 345); legt man auf das untere Uhrglas die Substanz, 

 darüber ein Filtrierpapier und erhitzt — am besten 

 auf einem Sandbade — , so verdichten sich die Dämpfe 

 an dem oberen Uhrglase, das möglichst stark ge- 

 wölbt sein soll, oft in schönen Kristallen. Dieses etwas 

 primitive \'erfahren verspricht natürlich nur bei 

 Substanzen Erfolg, die sich schon bei niedrigen 

 Temperaturen durch große Flüchtigkeit auszeichnen, 

 wie Jod , Xaphtalin u. a. Es gibt keine quantita- 

 tiven Ausbeuten. 



Ebenfalls verhältnismäßig einfach ist der von 

 C. Nkolaysen ^j vorgeschlagene Sublimationsapparat 



(Fig. 346) mit Wasserkühlung. 

 ^Lan kann ihn sich aus LJecher- 



glas und Reagierzylinder 

 leicht selbst zusammenstellen. 

 Die zu sublimierende Substanz 

 wird auf dem Boden des Becher- 

 glases ausgebreitet und dieses 

 auf eine Heizfläche (Wasserbad, Asbestplatte oder dgl.) gestellt. Das Sublimat 

 setzt sich dann an dem gekiUilten Reagenzrohr außen in festen Kristallen an. 

 Eine wesentliche Beschleunigung der Sul)limation — aus denselben 

 Gründen, wie bei der Herstellung eines Vakuums, — tritt ein. wenn man 

 einen (iasstrom (Luft, Wasserstoff, Kohlendioxyd oder dgl.) über die erhitzte 

 Substanz leitet und dadurch die vergasten Teile von ihr fort zu den kalten 

 Teilen der Apparatur führt, wo sie sich verdichten. Die in Fig. 347 dar- 



Fig. 345. 



Fig. 346. 



1) Ein einfacher Sublimationsapparat. Chem.-Ztg. Bd. 25. S. 1031 (1901). 



