Allgemeine chemische Laboratoriiimstechnik. 



173 



Hahiirohr, das mit der Luftpumpe verbunden wird. Der Sclilitf an der 

 lürne ist flanschartiii' ausgebildet, wie bei den Kxsikkatoren. und wird, da 

 er mit erhitzt wird, nicht mit Fett oder dgl., somk'rn mit (Jrapliit gedichtet: 

 am besten durch liestreichen der Scldifft'liichen mit einem mittelharten 

 Bleistift. Die liirne wird auch bei starker IJelastung- sogleich sicher am 



Zur Pumpe 



Fig. 348. 



hoi'izontalen Pvohr festgehalten, sobald die Pumpe zu saugen beginnt: die 

 zopf artig geflochtene Klammer aus Messingdraht (siehe die Figur) hidt die 

 liinie auch ohne Vakuum am xVpparat fest. 



Erhitzt wird am besten in einem Luft bade; als solches eignet sich 

 im allgemeinen jeder gewöhnliche Trockenschrank, in den hian seitlich 

 eine runde Öffnung hat 

 schneiden lassen. Jedoch 

 empfiehlt es sich mehr, 

 ein zu dem besonderen 

 Zwecke konsti'uiertes 

 Luftbad') (Fig.:U9)zu 

 benutzen, das, wie die 

 Babol)leche durch eine 

 Öffnung in seiner Bo- 

 den flu che den Heizgasen 

 Zutritt g-estattet, und 

 das man daher sehr 

 rasch auf jede beliebige 

 Temperatur bis auf etwa 

 500" erhitzen kann, also 

 bis zu der Grenze, die 

 durch den Erweichungs- 

 punkt des (Uases ge- 

 geben ist. 



Bezüglich aller Einzelheiten in der .Vusführung der ^"akuumsublimation, 

 speziell dei- fraktionierten ^'akuumsublilnation. möchte ich auf die Ori- 

 ginalabhandlung verweisen, wo auch eine grolle Pieihe von Sul)limations- 

 beispielen, die teils bei ca. 0"3mm an der (Mluftpumpe, teils bei ca. 1ö;»7m 



Fig. 349. 



1) Journ. f. prakt. Chem., 1. c. S.209. 



