Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 



179 



Der Extraktionsapparat nach van Bijn'^) (Fig. 353) zeichnet sich da- 

 durch aus, daß nur zwei Korkstopfen und keine Kautschukverhindungen, 

 die von Ätherdämpfen nach und nach aufgelöst werden, nötig sind. Der 

 Apparat hat ferner den \'orzug, dali die zu extrahierende Flüssigkeit fast bis 



auf den Siedepunkt des Lös- 

 ungsmittels erwärmt wird und 

 daher ein weit größeres Lös- 

 imgsvermögen entfaltet. Die 

 Wirkungsweise des Apparates 

 ist aus der Abbildung ersicht- 

 lich: die Ätherdämpfe steigen 

 aus dem Siedegefäße K durch 

 das Rohr A in den Kühler D 

 und werden hier kondensiert: 



Fig. 355. 



Fig. 350. 



Fig. 354. 



der verdichtete Äther tropft dann in das Trichterrohr und durchstreicht die 

 zu extrahierende Flüssigkeit, die sich in (' befindet, von unten nach oben, um 

 bei genügend hohem Stande durch die Löcher e wieder in das Siedegefäß zu- 

 rückzufließen , worauf das Spiel von neuem beginnt. Das bei a, h und c 

 eingeschnürte innere Gefäß ruht auf den Glasfüßen /. 



^) über einen neuen Extraktionsapparat. Ber. d. Deutschen ehem. Ges. Jg. 28. 

 S. 2387 (1895). 



12* 



