180 



R. Kempf. 





^ 



Der Apparat ist iirsprimgiich nur für kleinere Hüssigkeitsmengen 

 konstruiert worden; in den Maßen, die aus der Fig. H54 (ca. Vio nat. Größe) 

 hervorgehen und mit einigen kleinen Verbesserungen ist er auch für die 

 Extraktion von ca. V4 F,iter FHissigkeit geeignet. 1) Um das Trichterrohr 

 ist eine Glasspirale gelegt, die den aufsteigenden Äther zwingt, einen 

 weit größeren Weg durch die wässerige Flüssigkeit zurückzulegen und diese 



daher gründlicher zu extrahieren. Als Kiüiler 

 verwendet man bei der hohen Apparatur am 

 besten einen Soxhlet^QliQw Kugelkühler; 

 dieser ist ebenso wie das Siedegefäß durch 

 einen Schliff mit dem Apparat verbunden. 

 Im Anschluß an den van i?^/3^schen 

 Apparat, der nur für Flüssigkeiten, die 

 leichter als Wasser sind, zu verwenden ist, 

 hat H. Winter-) eine ähnlich einfache Vor- 

 richtung für spezifisch schwe- 

 rere Lösungsmittel angegeben 

 (Fig. 355). Das Extraktions- 

 mittel, das, wie bei den an- 

 deren Apparaten, aus dem 

 Kühler tropft, sinkt durch die 

 wässerige Flüssigkeit, sie ex- 

 trahierend, zu Boden und 

 fließt durch ein aufwärts ge- 

 bogenes Überlaufrohr in das 

 Siedegefäß zurück. 



Zum Extrahieren auch 

 größerer Flüssigkeitsmengen 

 eignet sich der von C. Th. 

 L. Hageniann^) angegebene 

 Apparat (Fig. 356) recht gut. 

 Ganz ähnlich konstruiert 

 ist der Extraktionsapparat 

 nach W.Plp^) (Fig. 357). 



Für kleinere Flüssig- 

 keitsmengen (50 — Wcm^) ar- 

 beitet der von Taylor vorge- 

 Fig. 357. schlagene Apparat (Fig. 358) Fig. sss. 



% 



)ii 



*) Bisher noch nicht veröffentlicht. 



*) Apparat zur kontinuierlichen Extraktion von Flüssigkeiten mit ChlorofoiTn. 

 Chem.-Ztg. Bd. 28. S. 1271 (1904). Vgl. auch ^. iJa?m, Chem.-Ztg. Bd. 28. S. 1172 

 (1904). 



^) Ein neuer Extraktionsapparat für organisch-chemische Zwecke. Ber.d. Deutschen 

 ehem. Ges. Jg. 26. S. 1975 (1893). 



*j Ein neuer Extraktionsapparat. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 706 (1903). 



