184 



R. Kcmpf. 



Fig. 367. 



gehängte Glasg-efäß mit 

 der zu extrahierenden 

 Substanz ist ein ein- 

 facher Glaszylinder, der 

 unten eine Einschnürung 

 hat, die mit Filtrierpa- 

 pier üi)erhim(len wird. 



Der gebräuchlichste 

 Extraktionsappai'at für 

 feste Körper ist der von 

 SoxhJet (Fig. 304). Die 

 auszulaugende Substanz 

 kommt in eine Hülse 

 aus Filtrierpapier. Die 

 F^irma Schleicher & 

 Sc hüll bringt für den 

 Soxhlet besondere Ex- 

 traktionshülsen in den 

 Handel, die aus fett- 

 freiem Filtrierpapier- 

 stoff ohne Klebemittel 

 bestehen und aus eine m 

 Stück geformt sind. Die 

 in dem Apparat hinauf- 

 destillierte Flüssigkeit 

 bleibt ziemlich lange auf 

 dem zu extrahierenden 

 ]\Iaterial stehen, um von 

 Zeit zu Zeit durch einen 

 Überlauf in das Siede- 

 gefäß selbsttätig abge- 

 liebert zu werden. F]ine 

 etwas modifizierte Form 

 des Soxlüet, fertig zu- 

 sammengestellt,, ist in 

 Fig. 365 abgebildet. 



Viel schneller geht 

 die Extraktion, wie er- 

 wähnt, von statten, wenn 

 sie bei erhöhter Tem- 

 peratur stattfindet. A. 

 Buss^) hat eine Vor- 

 richtung (Fig. 366) an- 



gegeben, die gestattet, die gebräuchlichen Soxhletapparate bis zu 500 cm^ 

 ^) Neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 813 (1903). 



