210 



R. Keinpf. 



Heyward Scudder^) empfahl als; liadflüssiokoit ein ö Minuten lang 

 gekochtes (iemisch von 7 Teilen konzentrierter Schwefelsäure (spezifisches 

 Gewicht 1"84) und :> Teilen Kaliunisiüfat, eine auch bei Zimmertemperatur 

 dm'chscheinende Mischung, die bis ;i25<' verwendbar ist. Für höhere Tem- 

 peraturen . liis ^lliO". schlug Scudder ein Gemisch aus 6 Teilen Schwefel- 

 säure und 4 Teilen Kaliumsulfat vor und für Temperaturen bis 600" ge- 

 schmolzenes Chlorzink, das nach dem Gebrauch in noch flüssigem Zustande 

 aus dem Kolben ausgegossen werden uiuli. um dessen Sprengung zu ver- 

 hüten. 



Als Therinonieter dienen sogenannte Normalthermometer: da sich 

 aber meistens der Quecksilberfaden nur zum kleineren Teile im Bade be- 

 findet, muß an dem abgelesenen Schmelzpunkt eine Korrektion ange- 

 bracht werden. 



Man kann den Korrektionsbetrag, der bei hohen Temperaturen 20" 

 und mehr ausmachen kann, entweder bei'echnen oder empirisch bestimmen. 

 Die Berechnung erfolgt nach der Formel: 

 x = t-f 0-0001ö4.a (t— t'), 

 worin x die gesuchte korrigierte Temperatui-, t die 

 abgelesene Temperatur, a die Anzahl der heraus- 

 ragenden Grade und t' die ]\litteltemperatur des 

 herausragenden Fadens bedeutet. Um t' zu be- 

 stimmen, bringt man ein Hilfsthermometer so an, 

 daß sich seine Quecksilberkugel ungefähr in der 

 Mitte des herausragenden Fadens des eigentlichen 

 Thermometers befindet 



Genauer ist die empirische Korrektions- 

 methode, die darin besteht, daß man an dem 

 Thermometer ein abgekürztes, nur einen Ideinen 

 Fig. 38«. Temperaturintervall anzeigendes Normalthermometer pig. 337. 

 (vgl. das Kapitel über Temperaturmessung, S. 90) 

 befestigt (vgl. Fig. .-)8 7) und den Stand der beiden Thermometer beim 

 gleichzeitigen Krhitzen im Schmelzpnnktskolben von 5" zu 5" notiert. Da 

 der Quecksilberfaden di^^. kurzen Thermometers nur unbedeutend aus dem 

 Bade herausragt, kann man seine Angaben als ungefähr richtig betrachten 

 — besonders bei niedrigen Temperaturen. 



Die auf diese Weise erhaltene Korrektionstabelle gilt natürlich nur 

 für das bestimmte und bis zu einer gewissen Tiefe eintauchende Thermo- 

 meter und füi' den bestimmten Schmelzpunktskolben, dessen Halslänge, 

 Glasdicke. Dichtigkeit des Verschlusses nach außen usw. natürlich die 

 Temperatur des herausragenden Fadens wesentlich l)eeinflussen. Einen un- 

 gefähren Anhalt über die Höhe der notwendigen Korrekturen möge fol- 

 gende Tabelle bieten. Die Korrektion, die dem abgelesenen Thermometer- 

 stande hinzuzuzählen ist, beträgt : 



') Bäder für Bestimmungen des Schmelzpunktes. Journ. Amer. Chem. Soc. Vol. 25. 

 p. 161 (1903) ; vgl. Chem. Zentralbl. 1903. I. S. 785. 



