Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 



213 



Genaue Angaben über diese Art der Sehmelzpnnktsbestinnnung liat 

 H. Landolt^) gemacht, der auch die übrigen Methoden einer eingehenden 

 Kritik untei'zog. 



Kinc einfache Schincizpunktsbestinmiung. die auch bei sehr hohen 

 Teni])eraturen nicht versagt, besteht (hirin, dai) man die Substanz auf 

 Quecksilber oder auf ^Fooc/sclies MetaU legt, darüber ein Trichterchen aus 

 dünnem (Hase deckt, ein Thermometer in das 15ad hängt und bis zum 

 Schmelzen der Substanz erhitzt. 



Ebenfalls speziell füi' Schmelzpunktsbestimmungen bei hoher Tem- 

 peratur dient der sogenannte Bio c Maqucmie.-) Dieser Apparat (Fig. :>90) 

 besteht aus einem Parallelipiped aus Messing, das durch eine Üeihe kleiner 

 Flämmchen erhitzt wird. Das Thermometer riüit horizontal in einem Kanal, 

 der den Messingblock 3 mm unter seiner ( )berfläche der Länge nach 

 durchzieht, und wird so tief in 



den Block hineingesteckt, daß beim 

 Schmelzpunkt der Quecksilberfaden 

 nur eben aus dem Kanal heraus- 

 schaut; eine Korrektion wegen des 

 herausragenden Fadens erübrigt 

 sich also, was namentlich bei hohen 

 Temperaturen von großem Werte ist. 

 Auf der ( )berfläche des Blocks be- 

 finden sich zwei Bieihen kleiner Aushöhlungen; in das (Trübchen, das der 

 Thermometerkugel am nächsten ist, legt man die Substanz und deckt sie 

 dann mit einem Uhrglase zu. 



Herrn. Thiele") schlug ebenfalls zur Schmelzpunktsbestimmung bei 

 hohen Temperaturen einen Kupferklotz vor. 



Die von J.Löwe.*) empfohlene elektrische Methode, den Schmelz- 

 punkt zu ])estimmen, besteht darin, einen mit der Substanz überzogenen 

 dünnen l'latindraht, der mit dem einen Pol eines Elementes verbunden 

 ist, in einem (^)uecksilberbad , das mit dem anderen Pol in \'erbin(lung 

 steht, zu erwärmen; schmilzt die Substanz vom Platindraht ab, so wiid 

 der Stromkreis, in den eine elektrische Läutevorrichtung oder dergleichen 

 eingeschaltet ist, geschlossen.^) 



Fig. 390. 



*) Über die genaue Bestimmung des Schmelzpunktes organischer Substanzen. 

 Sitzungsber. d. kirl. preuß. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1889. S. 2(55: vgl. Chom. /tMitrall)l. 

 1889. II. S. 866. 



^) Maquenne, Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunktes. Bull. d. la Soo. t'him. 

 de Paris. [2.] T 48. p. 771 (1887); vgl. Chem. Zentralbl. 1888. S. 63. Siehe auch: 

 A. Müther und B. Tollens, l'ber einige Ilydrazone und ilire Schmelzpunkte. Ber. der 

 Deutschen chem. Ges. Jg. 37. S. 311 (1904). 



^) Schmelzpunktsbestimmungsapparat. Zeitschr. f. angew. Chem. 1902. S. 780. 



*) Apparat zur Bestimmung des Schmelzpunkts organischer Körper. Diiit/Irrs 

 polytechn. Journ. Bd. 201. S. 250 (1871); vgl. Zeitsclir. f. analvt. Chemie. Bd. 11. S. 211 

 (1872). 



^) Siehe auch : A. C. Christomanos, Ein neuer Apparat zur Bestimmung der Schmelz- 

 punkte. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Jg. 23. S. 1093 (1890). 



