218 R- Kempf. 



Gasen mir äußerst weni«? zusammendrücken lassen, bei der irerinüsten 

 Temperatursteiiierunfi' enorm an. was eine j^roße (iefahr bedeutet. 



Die Keihe X gibt an. wie groii dei' (iefiiliraum für je 1 kg ver- 

 flüssiates Gas sein muß, um diese Gefalir abzuwenden. .Vis oliere Tempe- 

 ratui'grenze wird den lierechnunüfen 40° zuurunde t;elegt. 



Anders liegen die Verhältnisse (bezüglich den Angaben der IUmIic 11 

 in der Tabelle) bei den eigentlichen Gasen: Wasserstoff, Sauerstoff. Stick- 

 stoff usw. Diese Elemente befinden sich l»ei 1;')" weit über ihrer kritischen 

 Temperatur (vgl. Ileihe \'), verhalten sich also als vollkommene Gase, die 

 sich bei dieser Temperatui- auch durch die denkbar stärksten Drucke nicht 

 verflüssigen lassen. Da mithin stets eine Phase und ein l>estandteil vor- 

 liegt, beträft die Anzahl dei" Freiheiten nach dem Phaseimesetz zwei: 

 man kann Wasserstoff und Sauerstoff beliebig stark kompi'iinieren und 

 gleichzeitig - oberhalb der kritischen Temperatur — beliebig hoch ab- 

 kühlen oder erhitzen. 



Verflüssigte Luft darf infolge der starken Druckzunahme, die beim 

 Steigen der Temperatur infolge Vergasung eintritt und der kein tech- 

 nisches Material standhalten würde, nur in nicht gasdicht schließen- 

 den Behältern aufl)ewahrt werden. Das Gleiche gilt natürlich von ver- 

 flüssigtem Wasserstoff, Stickstoff usw. 



Vollkommene Gase (H,0, N,Luft) werden im allgemeinen in den IJomben 

 auf 150 Atmosphären komprimiert; die obere Druckgrenze, die für kom- 

 primierte Gase im Verkehr zulässig ist, beträgt 200 Atmosphären. 



Die Reihe III der Tabelle gibt die ungefähren Temperaturen der ver- 

 flüssigten Gase beim Stehen an der freien Luft, d. h. unter dem Druck 

 einer Atmosphäre, an (vgl. auch die Tabelle im fünften Kapitel, S. 47). 



.\us der abnorm großen latenten Verdampfungswärme des flüssigen 

 Ammoniaks (vgl. Reihe IV der Tabelle) folgt des.sen hervorragender Wert 

 als Kühlmittel (vgl. oben, S. 44). 



b) Ventile und Inhaltsmesser. 



Bei den gewöhnhchen Flaschenventilen (Fig. HOl, S. 216) ist es nicht 

 leicht, durch vorsichtiges Drehen des oft festsitzenden und dann sich ruck- 

 weise öffnenden Absi)eri'hahnes (vgl. Fig. ;M)o) einen langsamen, stetigen 

 Gasstrom zu entnehmen. 



Bei dem ..Feinregulierventil" nach E.le liossignol^) (Fig. 392) passiert 

 das austretende Gas einen konischen Kaum, der durch einen ebensolchen 

 Ventilkegel mit HUfe einer Stellschraube abgeschlossen werden kann. Der 

 Neigungswinkel des Kegels beträgt nur 4'': dachu'ch wird erreicht, daß 

 sich beim Di-ehen der Ventilschraube der freigegebene Gasweg nur ganz 

 allmählich erweitert. Das Ventiliiehäuse wird aus Ihvnize. der Ventilstift 



*) Ein neues Feiiiroirulierveiitil fiir Iloehdruckgase. Cbeniiker-Zeitiiiia. 32» 

 S. 820 (1908). 



