Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 



219 



aus Nickelin angefertiiit, so dal,') liostbildung und Oxydation hei Vcrwondunj^- 

 von Sauerstoff ausgeschlossen sind. 



Weit zuverlässiger und genauer, aber nicht ganz so einfach ist das 

 Einstellen des Gasstroms beim (lebrauch eines zweistufigen „lieduzier- 

 ventils'" (Fig. 39o), das auf dem Schleusenprinzip beruht: Das Hochdruck- 

 gas strömt lieim Öffnen des Flaschenventils am Kopf der Bombe (vgl. die 

 Abbildung) zunächst an einer Abzweigung vorbei, die zum Inhaltsmesser J 

 (siehe unten) führt und dann in eine Ventilkammer, die mit Manometer (M) 

 und Sicherheitsventil versehen ist. Der Zutritt des (Jases in diese Kammer 

 schließt sich sofort automatisch, sobald eine l)estimmte obere DiMickgrenze, 

 auf die man das Kamnierventil mittelst der Stellschraiilie L lieliebig ein- 

 stellen kann, erreicht ist; der Ventilsitz (meist aus Hartgummi gefertigt) 

 befindet sich auf einem ungieichschenkligen Hebel, auf dessen langen 



M Arbeil-smanometer 



iJahlauchstufze 



J Inhalfsmesser 

 Absperrhahn 



FlaschenvenMI 



^ Flasche 



Sicherheit" SV enMl 



Fig. 392. 



Fig 393. 



Schenkel der Arbeitsniederdruck + dem Druck einer einstellbaren Feder 

 in schlieljendem Sinne, auf dessen kurzen Schenkel der Hochdruck des 

 Bombeninhalts in öffnendem Sinne wirkt: Das (xas betätigt also im 

 geeigneten Moment durch seine eigene Spannkraft das Ventil und schneidet 

 sich so selbst den Weg ab. Man kann den Ai'beitsdruck auf belieliige 

 Höhe bis zu etwa 3 Atmosphären einstellen; Hineindrehen der Flügel- 

 schraube L (nach rechts) verstärkt den Druck. Herausdrehen (nach links) 

 schwächt ihn alt. Übersteigt der Gasdruck in der ^'entilkammer eine be- 

 stimmte oliere (Frenze, auf die das Arbeitsmanonu^ter geeicht ist, so blälU 

 der Überschuß des (iases aus dem Sicherheitsventil ab, so daß man sicher 

 ist, aus dem Schlauchstutzen (vgl. Fig. ;V.i:')) stets nur ein verhältnismäßig 

 wenig komprimiertes Tias zu ei'halten; der Abspei'rhahn >S vermittelt den 

 Zutritt des Niederdruckgases in die angesetzte Schlanclileitung- und die 

 Apparatur usw. 



