220 R Kcmpf. 



Der sog-. lulialtsmesser (J) ist ein gewöhnliches Manometer, das nach 

 dem Öffnen des Flaschenventiies mit der Bomhr kommuniziert, also die 

 Spannung des Hochdruekgases und mithin den Inhalt der IJomhe angibt, 

 vorausgesetzt, dali sich der betreffende Stoff oberhali) seiner kritischen 

 Temperatur befindet, d. h. <len (iasgesetzen folgt. Für Kohlendioxyd trifft 

 dies nur zu, w(Min das (las wärmer als Hl" ist. bei Wasserstoff, Sauer- 

 stoff usw. dagegen unter den gewöhnlichen N'ei'hi'dtiiissen stets. In diesem 

 Falle braucht man auf (Jrund des Boi/le-Maiiottf>v]\en Gesetzes nur den vom 

 Manometer angegebenen Druck mit dem auf dem Flaschenhalse ange- 

 gebenen Innenr.iiim der Bombe zu multii)liziereii. um das \'()lumen des noch 

 vorhandenen (iases zu ermitteln. 



Beispiel. Inhalt der Bombe: 10"8 l Manometerstand: 100 .Vtmosphären. 

 Der Vorrat beträgt dann 10-S x 100=1(M) /. 



.Man öffne das Flaschenveutil auch bei eingeschaltetem Ileduzierventil 

 stets nur laugsam: bei zu schneller Öffnung besonders der käuflichen 

 Sauerstoff- und Stickoxydulbomben hat man Explosionen mit Flammen- 

 erscheinung beobachtet, weil infolge der plötzlichen starken Kompression 

 des Gases oder der Luft in der ^Tntilkanlmer der El)onit des Ventil- 

 sitzes bis zui' \'erl)rennungstemperatur erwärmt wurde. M (Vgl. auch 

 weiter unten.) 



Für chemisch sehr angreifende Gase, z. B. für Chloi-. verbietet sich 

 dei' Gebrauch von Beduzierventilen, deren Anschlußgewinde auch gar nicht 

 auf die Chlor- (und Phosgen- )bond)en pabt. 



Häufig emi)fiehlt es sich, besonders wenn kein Reduzierventil zur 

 Verfügung steht, zunächst das (ias aus der Bombe in einen Gasometer 

 (vgl. unten) überzufüllen und es dann diesem zu entnehmen. 



fber die Bomi)engase im einzelnen siehe weiter unten im speziellen 

 Teil nuter <leu betreffenden Gasen. 



2. Allgemeine apparative Technik der Gasentwicklung. 



Die Gasentwicklungsapparate gehören zu den wichtigsten Gebrauchs- 

 gegenständen eines chemischen Laboratoriums. Sie existieren daher in zahl- 

 losen Konstruktionen, die sich häufig bis in die kleinsten Einzelheiten 

 gleichen und immer wiedei' von neuem fast täglich vorgeschlagen werden. 

 Auf dem Gebiete der chemischen (iasentwicklungsapparate tritt der Mangel 

 einer objektiv niteilenden Zentralstelle für chemische Lal)oratoriumstechnik 

 besonders augenfällig zutage. 



Im folgenden sollen nur die wichtigsten Apparate für die Gasent- 

 wicklung im Laboratorium zur Sprache kommen. 



*) G. Claude, Über die Unglücksfälle beim Arbeiten mit komprimiertem Sauerstoff 

 und eine Vorsuchsaiiordnung, um sie zu vermeiden. Comptes rciidus de l'Acad. des 

 sciences. T. 145. p. 387 (1907); vgl. Chem. Zeutralbl. 1907. II. S. 1273. 



