222 



R. Kempf. 



einen einfarli chuThl)ohrten Stopfen, was in Anl)etra('ht der Scliwierigkeit, 

 alisolut iiasdichte \'ersclilüsse — nanientlicli bei der pjitwicklung des 

 leicht diffundierenden Wasserstoffs — herzustellen, und hei sehr enghalsigen 

 Kolben von Wert ist. 



3Iu1j das zur Gasentwicklung dienende Ueaktionsgemisch erwärmt 

 werden, oder tritt freiwillige Teniperatursteigerung infolge großer positiver 

 Wärinetönung des Prozesses auf, so wendet man dieselbe Apparatur an, 

 wie soeben beschrieben, nur mul'! man ein dünnwandiges Tiefäi) wühlen, 

 am besten einen IJundkolben. den man mit dem Substanzgemisch beschickt 

 und dann sehr allmählich und unter vorsichtiuem Umschwenken auf einem 



Uaboblech 

 dert das 



erwärmt 



(Vgl. 



lineinbringen 



Fig. -il.')). Besondei'e Geschicklichkeit erfor- 

 schwerer harter Stoffe, z. 15. liraun stein, in 

 einen solchen Kolben . ohne 

 '***^ diesen zu zertrümmern. .Man 

 erleichtert sich die Aufgabe, in- 

 dem man zunächst die Flüssig- 

 keit einfüllt und erst dann die — 

 nicht allzu groben — festen 

 Stücke, die man ganz langsam 

 durch den schief gehaltenen 

 Kolbenhals hineingleiten läßt. 



Für die Kaltentwicklung 

 von Gasen aus festen Körpern 

 und Flüssigkeiten benutzt man 

 am becjuemsten einen automa- 

 tisch funktionierenden Apparat, 

 der auch nach langen Pausen in 

 ^'^- ^^^- der Benutzung stets betriebs- 



ist und sofort einen leicht regulierbaren Gasstrom liefert. 

 Die unzähügen Konstruktionen, die zu diesem Zweck vorgeschlagen 

 wurden, lassen sich sämtlich in vier Haupttypen einreihen; es handelt 

 sich stets, wenn man von dem Tropf System (Schwefelwasserstoffapparat 

 nach Ostivcdd und Küster, siehe unten) absieht, um das System entweder: 



1. nach Dehray (Fig. HO*)) 





^■ISHüillilli 



iiiiiM 



fertii 



oder 2. 



oder 3. 



oder 4. 



Hier sollen nur einige 



Klassen behandelt werden. 



,, Mohr (Fig. 4U4) 

 ,, Kipp (Fig. 407) 



Finkener. 

 pi'aktische Pepräsentanten 



der drei ersten 



Dehraysrhe Apparate. 



Die von Dehray^) empfohlene A'orrichtung (Fig. 399) besteht aus 

 zwei am Boden tubulierten Flaschen, die durch einen Schlauch mitein- 



^) Dinglers polytechn. .Tonru. Bd. 166. S. 344. Vgl. z. B. (Iraluan-Otto, Lehrb. d. 

 anorg. Cbem. 4. Aufl. Bd. 1. S. 199 (1863). — Von anderer Seite wird der Apparat 

 aucli Sainte Ciaire Deville zugeschrieben. 



