Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 



22Ji 



ander verbunden sind. Die I^ediennn^' des Apparates erhellt aus der Ah- 

 bildunjy;'. Die (iasentAvieklun5J,sflasche mul) bis über die Höhe des Tnl)us mit 

 Glas- oder Porzellanscherl)en als Unterlage für das jj'asentwiekelnde Material 

 gefüllt werden und erhült zweckmäßig einen (iaswaschaufsatz nach Th. Kempf 

 (vgl. auch Fig. /iTO, S. 199). Durch Höher- und Tieferstellen der Säureflasche 

 läßt sich der Druck des entweichenden Gases in weiten Grenzen beliebig 

 regulieren. Ein Nachteil der Apparatur besteht darin, daß die schwere, ver- 

 brauchte Säure stets wieder an die Substanz gelangt und die leichte, frische 

 Säure unbenutzt in den oberen Schichten der Säureflasche verl)leibt. 



Man umgeht diesen Ubelstand, wenn man das in die Säureflasche 

 mündende Glasrohr verlängert und in der Flasche bis dicht unter den 

 Flüssigkeitsspiegel reichen läßt. \) 



An Stelle einer tul)ulierten Flasche als 

 Entwicklungsgefäß benutzt man vorteilhafter 



Fig. 400. 



Fig. 401. 



einen Chlorcalciumturm nach Fresenius (vgl. Fig. :)S2. S. 200), wie Fr. Mohr^) 

 vorschlug. 



Diesen M>Ärsclien Apparat verbesserte W. W. Andrews'^) in der Weise, 

 daß er dem Säuregefäß die Form einer Spritzflasche gab und die Zuleitung 

 der Säure in den (jasentwickler durch ein heberartiges llohr vermittelte 

 (Fig. 400). Dadurch ist erreicht, daß stets frische Säure in den Entwicklei-gelangt. 

 Das Füllen des Hebers geschieht durch Anblasen, wie bei einer Spi-itzflasche. 



Fast genau den gleichen Apparat schlug neuerdings wieder /''. Sout- 

 htrden *) vor. 



M V- Grir/nard , Über eine einfache Abändoninjr des kontinuierlichen Gasent- 

 wicklunsrsapparates von Sainte Ciaire Derillc. Bull. Soc. Chim. de France. [4.] T. 3. 

 p. 890 (1908); vgl. Chcm. Zcntralbl. 1908. 11. S. 1401. 



^) Vgl. C. R. Fresenius, Anl. z. quäl. ehem. Analyse. 16. Aufl. (1895). S. 64. 



^) Selbstregulierendcr Gasentwickhingsapparat. Chem.-Ztg. Bd. 21. (Uw (1897). 



•*) Ein verbesserter Gasentwicklungsapparat. Cheni. News. \'ol. 95. p. 207 (,1907); 

 vgl. Chem. Zentralbl. 1907. I. S. 1717. 



