Allgemeine chemische Lahoratoriumstechnik. 225 



flasche in einen oberen Iianin von 3/4 ^ Inhalt und einen unteren, zur Auf- 

 nahme des nachent\vickelten (iases bestimmten Raum von 11/2^ Inhalt. Die 

 Vorrichtung' erinnert sehr an den Kipp^chen Apparat (siehe unten. S. 227). 

 hat aber vor diesem viele wesentliche \'orzüge, z. B. g:elangt stets frischer 

 Säurezufluij unmittelbar an die Substanz und rührt nicht die abgesetzte 

 verbrauchte Säure auf, fei'uer läßt sich der Druck des ausströmenden Gases 

 durch Höher- oder Tieferstellen des Säuregefäßes auf beciuemste Weise in 

 weiten (irenzen variieren: auch kann man bei längerer Betriebspause den 

 Druck in der Entwicklungsflasche auf Atmosphärendruck oder sogar auf 

 Minderdruck bringen, so daß eine unerwünschte Gasentwicklung — wie 

 sie in Kipp^'hen oder in ähnlichen A])]»araten, die unter beständigem Über- 

 druck stehen, infolge einer Undichtigkeit des Stopfens sehr leicht eintreten 

 kann, — ausgeschlossen ist. Ein Vorzug des Apparates besteht auch darin, 

 daß man ohne weiteres einen Gaswaschaufsatz mit ihm verbinden kann. 

 Bildet man das Säuregefäß als Mario tte?,c\ie Flasche aus, wie es die 

 Figur zeigt, so entströmt das Gas stets unter einem nahezu konstanten 

 Druck. Aus allen diesen Gründen dürfte diese Kategorie von Gasent- 

 wicklungsapparaten für die gewöhnlichen Zwecke des Lal:)oratoriiinis am 

 meisten zu empfehlen sein. 



In letzter Zeit wurde der Joakimache Apparat wieder mit ganz 

 unwesentlichen Abänderungen, die z. T. A>rbesserungen, z. T. Verschlechte- 

 rungen bedeuten, von neuem erfunden. M 



Mohrsche Apparate. 



Einen einfachen und bequemen Gasentwicldungsapparat, der sich aus 

 einem Larapenzylinder mit Einschnürung und einem dickwandigen Ijecher- 

 glase (Batterie-, Präparatenglas) leicht zusammenstellen läßt, stellt die in 

 Fig. 4(34 dargestellte Apparatur dar, die in zahlreichen, prinzipiell nur un- 

 wesentlich voneinander abweichenden Varianten im Handel ist und von 

 verschiedenen Autoren vorgeschlagen ^^urde, z. B. von Mohr, KekuU, Mit- 

 scherlich, Kaehler, Voeller, Bardeleben und vielen anderen, neuerdings wieder 

 von H.Haefelin^), A. Burg er und M. W.Keufeld% H. Rebenstorjf *) etc. 

 Das Prinzi}) wurde wohl zuerst von Döbereiner in dem nach ihm benannten 

 Feuerzeug praktisch verwertet (182.H). 



Bei längerer Betriebspause empfiehlt es sich, den Behältei- der gas- 

 entwickelnden Substanz ül)er das Flüssigkeitsniveau (vgl. die Abbildung) 

 emporzuziehen und auf diese Weise jede Nachentwicklung von (iasen (etwa 

 infolge einer Undichtigkeit des Hahnes oder Stopfens) unmöglich zu machen. 



') M. J. Stritar, Neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Zts;. Bd. 33. S. 264 (1909). 



-) Billiger Gasentwicklungsapparat. Pharm. -Ztg. Bd. 50. S. 351 (19Ü5): vgl. (hcm. 

 Zentralbl. 1905. I. S. 1521. 



^) Ein neuer Gasentwicklungsapparat. Zeitschr. f. ehem. Apparatenkunde. Bd. 1. 

 S. 777 (1906): vd. Chcm. Zentralbl. 1907. I. 521. 



^) Konstanter Gascntwickler. Zeitschr. f. phyL^ik. u. ehem. Unterricht. Bd. 20. S. 175 

 (1907): vgl. Chem. Zentralbl. 1907. II. S. 657. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. I. 15 



