228 K- i^ompf. 



Schwefeldioxyd aus Natriuiiil)isiilfitlau^e niid konzentrierter Schwefel- 

 säure entwickeln will. 



Der einfachste Apparat, der hierfür in Betracht kommt, ist der gleiche, 

 wie für die Einwirkung- von Flüssiukeiten auf feste KörjxM- (vgl. Fig. o95, 

 IS. 221): eine (Jasentbindungsflascho mit (;asal)leitungsi'olir und Ti'ichter- 

 rohr oder Tropftrichter. 



Bezüglich eines Sichei'heitsrohres gilt das schon oben dargelegte; mau 

 kann das Sicherheitsrohr auch an die erste A\'aschflasche verlegen (vgl. unten, 

 Fig. 41;; und Fig. 414). 



Um einen kontinuierlichen und immer gleich starken Gasstrom zu 

 erzeugen, muß das Zuti'opfen der einen Flüssigkeit aus dem Tropftrichter 

 gleichmäitig stark erfolgen, auch wenn der Flüssigkeitsspiegel sinkt: man 

 erreicht dies auf einfache Weise dadurch, dal'i man dnx Tropfti'ichter als 

 MariotteschQ Flasche ausbildet, das heißt, ihn mit einem beiderseits offenen, 

 luftdicht aufgesetzten und tief in das Trichtergefäß hineinragenden Glas- 

 rohr versieht. Der Tropf trichter nach E. Follak i) besitzt eine derartige Ein- 

 richtung eingeschliffen. 



Ein Apparat, der wie der Kippsche usw. die (iasentwicklung ent- 

 sprechend dem Gasverl)rauch selbsttätig regelt, hat für die Reaktion 

 zwischen zwei Flüssigkeiten J. Thiele-) vorgeschlagen: eine dreihalsige 

 Woulfßcho Flasche trägt einen Tropftrichter, dessen Stiel bis auf den Boden 

 der Flasche reicht, ein Gasentl)iii(lungsrohr mit Hahn uiul eine WW^ersche 

 mit (,)uecksilber gefüllte Sicherheitsröhre (vgl. Fig. 396 und 397, S. 221); 

 in die Flasche wird eine Schicht Quecksilber gebracht und die eine Flüssig- 

 keit darauf gegossen ; in den Troi)ftrichter, dessen Hahn geöffnet bleibt, 

 kommt die andere FUissigkeit. Öffnet man den Hahn des Gasableitungs- 

 rohres, so dringt die ol)ere Flüssigkeit durch das Quecksilber zur 

 unteren Flüssigkeit, und die Gasentwicklung beginnt; schließt man den 

 Hahn, so wii'd das Quecksilber im Trichterrohr durch den Gasdruck 

 ein Stück in die Höhe gedrückt, bis (ileichgewicht eintritt, und die 

 Flüssigkeiten sind von einander getrennt. Das überschüssige Gas von 

 zu starkem Druck entAveicht durch das Sicherheitsventil, so daß man den 

 Hahn des Troi)ftrichters nach dem Gebrauch des Apparates unbesorgt 

 schließen kann. 



Weniger Quecksilber ist erforderlich, wenn man den ebenfalls von 

 J. Thidc angegebenen Tropftrichter (Fig. 408) benutzt. In die kugelartige 

 Erweiterung des Troi)ftrichters füllt man so viel Quecksilber, daß das von 

 oben kommende Rohr hineintaucht: im übrigen funktioniert der Apparat 

 wie der vorige, erfordert aber unbedingt eine mit Sicherheitsröhre ver- 

 sehene Waschflasche. 



') über einige Laboratoriumsapparate. Report, d. Zeitschr. f. aiialyt. Chemie. Bd. 7. 

 S. 287 (1887): vgl. Chem. Zentralbl. S. 770 (1887). 



'■') Selbstregelnder Apparat zur Entwicklung von Ciasen aus Flüssigkeiten. Licbic/.f 

 Annalen d.Cheni. u. Pharm. Bd. 253. S. 242 (1889). 



