240 



R. K empf. 



schaltet wurden ' ), oder aber die Luft im Kreislauf immer wieder durch den 

 Hzonisator aescliickt wurde. -) 



Fiii. 410 stellt ciiu' i)raktisclu' N'ersuchsaiioi'diuiuti \(>u fünf hinter- 

 einander iieschalteten Berthel<>t>^c\\(?n Ozonröhren dar. Der Sauerstoff wird 

 der mit Heduzierventil versehenen lUnnhe a entnommen, durchstreicht die 

 (iasulir /; (viil. Flii. 411») und wiid dann in den fünf l>erthelotröhren c? ozoni- 

 siert, um schlielilich in der \'ersuchsflasche e zur Wirkunii' zu t>elaniien; 

 '• ist ein Wechselstromti'ansformator zum Anschlul) an Wechselstrom- 

 oder Drehstromnetze, iiewöhnlich von 110 — 220 Volt S])annunii,-. Da Kau- 

 tschuk von Ozon sofort zerfressen wird, sind ;dle \'ei'l)iiiduniien zwischen 



Fig. 410. 



den einzelnen Ozonröhren usw. durch Quecksilherver Schlüsse herge- 

 stellt. Diese lassen sich leicht auseinander nehmen, so dafi man helieing' 

 viel Röhren pai'allel oder hintereinander schalten kann. 



Steht nur (üeichstrom zur \'erfügung', so muü dieser (z. 15. mittelst 

 eines Einankerumformersj zunächst erst in Wechselstrom verwandelt 

 werden (siehe oben). Statt Sauerstoff kaini mittelst eines kleinen (ie- 

 bläses auch Luft durch die Apparatur geschickt werden. 



^) C. Harries, Über die Oxydationen mittelst CJzou. Ber. d. Deutschen ehem. Ges. 

 Jg. 36. S. 1933 (1903). 



^) Siemens d- Halske, ^'erfahren und Apparat zur Darstellung hochozonisierter 

 Luft. D. R.-P. 134.929; Cheui. Zentralbl. 1902. IJ. S. 1082. 



