Allgemeine chemische Laboratoriumstechiiik. 241 



Der EnergieverbraiK'h l^eträiit je iiacli der Anzahl der Ozonisatoren 

 (1 — 5) etwa 40 — 70 Watt. Bei einer Dnrcliilußiieschwindiiikeit von 10/ 

 Sauerstoff pro Stunde erhält man je nach der Anzahl (h'i- hintereinander 

 geschalteten Ozonröhren ca. 30 — 120 g Ozon pro Kul)ik]neter Sauerstoff; 

 bei Verwendung von Luft reduzieren sich die Werte um GO^/o- I^a 1 *w^ 

 Sauerstoff bei gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Druck etwa 

 loOO fi wiegt, stellt sich also die Ozonausbeute bei Anwendung von Sauer- 

 stoff auf 2';> — 9"2 Gewichtsprozente. 



Eine ganz ähnliche Versuchsanordnung schlug C. Harnes ^) vor. Hier- 

 nach verwendet man zehn oder elf parallel geschaltete und leicht aus- 

 wechselbare, mit Quecksilberverschlüssen montierte IJerthelotröhren. Zum 

 Betriebe dient am besten Wechselstrom (ca. 2 Amp., 110 Volt), der in einem 

 Öltransformator auf etwa 10.000 Volt gespannt wird. Das Wasser im Ozo- 

 nisator läßt man zur Kühlung beständig zu- und abflielien, da der Zei'fall 

 des Ozons mit steigender Temperatur zunimmt. 



Die Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 5 — 6 l Sauerstoff in 12 Mi- 

 nuten ergab etwa 5"6% Ozon auf 100 g Gas berechnet. Wenn diese Aus- 

 beute also auch etwas hinter der vorhin genannten zurückbleibt, so ist 

 doch (infolge der Parallelschaltung) die absolute Menge des pro Zeitein- 

 heit gelieferten Ozons bei dem rascheren Sauerstoff ström sehr viel größer. 



Ganz ähnlich ist auch die Versuchsanordnung, die F. Jannasch und 

 W. Gottschalk-) vorschlugen (Fig. 411). Der eigentliche Ozonapparat zeichnet 

 sich dadurch aus, daß er ungemein kompendiös und sehr billig ist. Er be- 

 steht aus etwa acht unmittelbar aneinander geschmolzenen, hintereinander 

 geschalteten Berthelotröhren, die zusammen in einem Standzylinder hängen 

 (links in der Figur). 



Der positive Strom — im vorliegenden Fall stand Gleichstrom von 

 110 Volt zur Verfügung — durchläuft ein Amperemeter und dann einen 

 Vorschaltwiderstand von o — 5 Ohm aus Nickelindraht von 1 mm Dicke, 

 dessen Widerstand 0'51 Ohm pro Meter beträgt, und der mit 10 Ampere be- 

 lastet werden kann. Von da geht der Strom durch einen Induktor ohne 

 Kondensator und dann zum Wehneltunterl)recher. Die Anode des letzteren 

 besteht aus einem ITatindraht von 0'2 — 0"o mm Dicke und 7 -10 nun 

 Länge in einer Porzellanfassung, die Kathode aus einer großen Bleiplatte 

 und der Elektrolyt aus 2ö^/oiger Schwefelsäure . die durch eine wasser- 

 durchflossene Glasschlange kühl gehalten wird. Der Primär ström hatte 

 eine Stärke von 8 — 10 Ampere und an der Primärspule eine Spannung von 

 70 Volt (ohne Wehneltunterbrecher). 



Der Sekundär Strom geht vom Induktor zum Ozonapparat. Es ist 

 darauf zu achten, daß sämtliche inneren Belegungen an den einen Pol ge- 

 legt sind, während die äußeren mit dem anderen Pol in Verbindung stehen. 

 Sechs Röhren ergaben nach diesem \'erfahren ein S^iges (Jzon. 



') 1. c. S. 341. 

 '-) 1. c. S. 498. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischi^n Arbeitsmethoden. I. 16 



