Allgemeine cliemische Laboratoriumstechnik. 



251 



die Flasche vollstiin(lii>- füllt iiiul dann auf das Schwefeleisen tropft: das 

 sich entwickelnde («as durchströmt die Waschflaschen I) und E. gelangt 

 dann in eine Bleirohrleitung, die in die einzelnen Ab/üge führt, und passiert 

 hier noch an den Entnahmestellen je eine Waschflasche F. Ist die ver- 

 zweigte Rohrleitung überall geschlossen, so steigt das nachentwickelte Gas 

 in die Flasche B und preßt die Salzsäure in die Flasche Ä empor, so daß 

 die weitere Gasentwicklung aufhört. Aus E kann man in kurzen Zwischen- 

 räumen gesättigtes Schwefelwasserstoffwasser abzapfen. 



Hat C 10 Liter Inhalt, so liefert eine einmalige Füllung ca. lö kg 

 oder 10.000 Liter Schwefelwasserstoffgas bei einem A'erbrauch von ca. 100 ä-^ 

 roher Salzsäure. 



Fig. 413. 



Die Instandhaltung des Apparates beschränkt sich im allgemeinen 

 auf ein tägliches Nachfüllen der Säure in A und des destillierten Wassers 

 in E und auf das Ablassen der Eisenlösung aus 0. Das Schwefeleisen 

 braucht nur in längeren Zwischenräumen, etwa alle Halbjahr einmal, er- 

 gänzt zu werden. 



Das so dargestellte Schwefehvassei'stoffgas enthält fast stets wegen 

 des metallischen Eisens im Schwefeleisen freien Wasserstoff und wegen 

 dessen Einwirkung in naszierendem Zustande auf Schwefelarsen auch den 

 sehr giftigen Arsen Wasserstoff (vgl. unter Wasserstoff). 



Um den Schwefelwasserstoff hiervon zu befreien, leitet man ihn dui'ch 

 mehrere Röhren mit festem Jod i), noch bevor er durch Wasser gewaschen 



') 0. Jacobsfii, ri)er die Reinigung des Schwefelwasserstoffs von Arseuwasserstoff. 

 Ber. d. Deutschen ehem. Ges. Jg. 20. S. 1999 (1887). 



