276 ^- Kempf. 



III. Das Auffangen und die Aufbewahrung von Gasen. 



Die Aufhcwaliniiig- von komprimierten oder vei-flüssioten Gasen in 

 Eisen- oder Stahlflaschen ist l)ereits im ersten Abschnitt dieses Kapitels 

 behandelt \vorden. ebenso die Anfl)ewahrung flüssiger Lnft im fünften 

 Kapitel (vgl. S. 41). Es erübrigt also hier nur noch, die Gasometer 

 zu beschreilx'U und die für die einzelneu Gase am besten geeigneten 

 Sperrflüssigkeiten zur Sprache zu bringen. 



1. Gasometer. 



Die Gasentwicklung nach den oben beschriebenen Methoden in den 

 Fällen, in denen der (icbrauch automatisch wirkender Gasentwicklungs- 

 apparate nicht angängig ist, und ebenso die Gasentnahme aus Bomben 

 ohne Reduzierventil läßt sich häufig nicht ohne weiteres in der Weise be- 

 werkstelligen, daß man einen kontinuierlichen, unter gleichmäßig schwachem 

 Druck austretenden Gasstrom erhält. Es empfiehlt sich daher oft, das 

 entwickelte Gas nicht direkt an seine \'erwendungsstelle zu leiten, sondern 

 zunächst einen größeren Behälter damit zu füllen und es aus diesem 

 unter einem bekannten Druck zu entnehmen. 



Als geeignete Apparatur kann eine zweihalsige Woul/f':>d\e Flasche 

 dienen, deren einer Tubus einen bis auf den Boden der Flasche reichenden 

 Tropftrichter trägt. Zum Gebrauch füllt man diesen einfachsten Gasometer 

 vollständig mit Wasser (oder einer anderen Sperrflüssigkeit, siehe den 

 nächsten Abschnitt), dreht ihn unter Wasser in einem größeren Bottich, der 

 die ..pneumatische Wanne" bildet, um. füllt das Gas durch den zweiten 

 Tubus ein und verschließt ihn mit einem Hahnrohr. Man kann nun 

 den Apparat beUebig aufstellen und das (las jederzeit aus dem Ilahnrohr 

 entnehmen, indem man durch den Tropftrichter Wasser einfließen läßt. 

 Der Druck läßt sich durch ein auf den Tropftrichter luftdicht aufgesetztes 

 Trichterrohr, das man mit Flüssigkeit füllt, in weitesten Grenzen variieren. 



r)equemer. weil dann eine pneumatische Wanne nicht nötig ist, 

 sind zweihalsige Woulß'i^Qhe Flaschen mit Bodentubus. Von gleicher 

 Konstruktion sind die Gasometer nach Fepi/ (Fig. 416). Die Handhabung 

 dieses Apparates ergibt sich nach dem oben Gesagten von selbst. Man 

 braucht den Gasometer nur bei geöffneten Hähnen und geschlossenem 

 Bodentubus vollständig mit der Sperrflüssigkeit zu füllen und dann bei 

 geschlossenen Hähnen durch den Bodentubus das Gas einzuleiten. 



Denselben Gasometer, aus Metall (Zink- oder Eisenblech) verfertigt, 

 stellt Fig. 417 dar. Ein Wasserstandsrohr zeigt den Flüssigkeitsspiegel 

 im Innern an. l>as Iiohr rechts in der Figur dient dazu, den unteren 

 Raum des Apparates direkt mit der Wasserleitung zu verbinden; die zwei 

 röhrenförmigen Stücke zwischen dem oberen und unteren Gefäß links in 

 der Figur dienen nur als Stützen. 



Derartige Gasometer zeigen den Übelstand, daß die Ausströmungs- 

 geschwindigkeit des Gases in dem Maße stetig geringer wird, als sich 



