Allgemeine chemische Laboratoriumstechnik. 



27' 



mit dem Ansteigen der Flüssigkeit im Gasometerranm der Niveauunter- 

 schied der Sperrflüssigkeiten innen und aulien verkleinert. Mario Bctti/^} 

 gab eine einfache Vorrichtung, eine Art hydraulisches \'entil. an. wodurch 

 der Gasdruck im Innern des Gasometers stets auf gieiciiei- Höhe bleibt. 

 Bezüglich der Einzelheiten verweise ich auf die Originalabhandlung. 



Eine zweite Form der im Laboratorium gel)räuchlichen Gasometer 

 sind die Glockengasometer (Fig. 418), wie sie im größten Maüstabe 

 in den Leuchtgasfabriken benutzt werden. Ik'i der Füllung erleichtert 

 man die Glocke durch Anbringen eines entsprechenden (legengewichtes. 



Fi£'. 416. 



Fit?. 417. 



Fig. 418. 



fjei der Entnahme von Gas entfernt man das Gewicht und beschwert 

 gegebenenfalles noch die Glocke durch Auflegen von Gewichten. 



Um Sperrfliissigkeit, z.B. Quecksilber, zu sparen, schlugt". Gundelaeh^) 

 einen Glockengasometer vor , dessen Boden nach oben gewölbt ist. Die 

 Glocke gleitet in einer kreisförmigen Rinne auf und nieder. Sie setzt sich 

 oben in eine Glasröhre fort . die zur Führung dient und den pjitnahme- 

 hahu trägt. Tor den Gasbehältern nach Pcp// haben rjie Glockengasometer 



') Gasbehälter mit konstantem Ausfluß. Cheni.-Ztg. Bd. 29. S. 219 (190ö): Chem. 

 Zentralbl. 1905. I. S. 977. 



-) Quecksilbergasometer. Zcitschr. f. ehem. Apparatenkunde. Ed. 2. IS. 4G (1907); 

 Chem. Zentralbl. 1907. I. S. 784. 



