278 R- Kempf. 



den Vorzug, daß das Gas während des Ausströmens unter konstantem 

 Druck steht, und dal'i die Sperrtlüssigkeit lici der FiUlung nicht entfernt 

 zu werden braucht. 



Zum Autt'antien von Acetylen veiinei(U't man besser metallene 

 Gasometer, da sich explosive Acetylenmetalle bilden können.^) Besonders 

 «efährlich ist Acetylen kupf er. 



Wie man sich in einfachster "Weise aus einem arolien, enghalsigen 

 Meßzylinder (..Schüttelzylinder") einen l)equeiii(ii (iasomcter schafft, der 

 zugleich das aufgefangene oder entnommene Gasvolumen abzulesen ge- 

 stattet, ist in Fig-. 68 (8. 1)8) dargestellt.-) Für geringere (iasmengen ge- 

 nügt ein Xitrometer. wie er in der Elementaranalyse gebraucht wird. 



Zum dauernden Aufbewahren kleiner (iasproben eignet sich die 

 von A. Stock angegebene Stöpself lasche mit Quecksilberverschluß (vgl 

 Fig. :;21. S. 154). " 



2. Sperrflüssigkeiten. 



Bei der Wahl einer geeigneten Sperrflüssigkeit für ein Gas, das man 

 in Standzylindern über der pneumatischen Wanne auffangen oder in Gaso- 

 metern aufbewahren will, ist erstens darauf zu achten, daß Gas und 

 Flüssigkeit weder chemisch noch physikalisch aufeinander einwirken, und 

 zweitens darauf, daß die Tension der Flüssigkeit bei der in Frage 

 kommenden Temperatur nicht zu hoch ist. 



Aus chemischen Gilinden ist z. B. Quecksilber als Sperrflüssigkeit 

 für Ghlor nicht ijrauchbar, weil sich die beiden Stoffe leicht miteinander 

 verbinden, und aus physikalischen Gründen ist ebenso kaltes Wasser 

 zum Auffangen von Acetylen (und auch von Ghlor) wenig geeignet, weil 

 sich das (ias darin ziemUch stark auflöst. Wegen ihrer großen Tension 

 bei mittleren Temperaturen sind eiullich viele organische Flüssigkeiten, 

 wie Äther oder Benzol, als Speri'mittel meistens nicht gut zu ge1)rauchen. 

 Um zwecks Reduktion eines Gasvolumens auf 0° mK\H\Omm den Druck 

 festzustellen, unter dem ein (Tas steht, muß man von dem abgelesenen 

 und auf O** reduzierten Barometerstand die Tension der Speriilüssigkeit, 

 die ja dem äußeren Luftdruck entgegenwirkt, abziehen. Diese Korrektion 

 ist gewöhnlich bei Anwendung von Quecksilber, dessen Tension bei 20* 

 nur 0'04 mm Quecksilbersäule beträgt, zu vernachlässigen, fällt dagegen 

 beim (lebrauch von Wasser, das bei 20" eine Dampfspanmnig von ] 1-4 mm 



') V?l. E. Polhicci, Explosion oiiips Aoetylenffasomctois infolge Bildung von 

 Acetylenkupfor. I/Orosi. T. 32. p. 397 (1899); ('hcni. Zentralbl. 1900. I. S. 954. — 

 T. Gif/li, Ülier dio Explosion eines Acetylengasometers. Cliem.-/tg. Bd. 24. 8.37(1900); 

 Chem. Zentralld. 1900. 1. S. 954. — A. KicsciraJtcr, Über die Explosion eines Acetyleu- 

 gasomoters. Chem. -Ztg. Bd. 24. 8.264(1900); Chem. Zentralbl. 1900. I. S. 955. — 

 T. Giffli, Nochmals über die Explosion eines Acetylenbehälters. Chem. -Ztg. Bd. 24, 

 S. 458 (1900); Chem. Zentralbl. 1900. II. S. 30. 



-) Vgl. B. Kempf, Oxydationen mit Silberperoxyd. III. Die Oxydation von p-Benzo- 

 chinon. Ber. d. Deutschen ehem. (iesellsch. Jg. 39. S. 3720 (1906). 



