Owo R. Kempf. All^'cmeine chemische Laboratoriumstechnik. 



Handelt es sich um ein leicht zu vertliissiiieiides ocUt ein leicht er- 

 starrendes (Jas. z. r.. um flüssiiies Schwet'eldioxyd oder iini festes Kohlen- 

 di(.\vd. (his man zu Tastillen i>ei)rel'.t hat. so können unter gewissen Kau- 

 telen die frewöhnlichen MctluxU-n der \ Oliini- oder (ie\vichts])estimnmng 

 (Vgl. das dritte Kapitel. S. IT tf.) l'latz greifen. 



In vielen Fällen ist es am l>e(|uemsten, das Gas aus gewogenen 

 Mengen der ga.sentwickelnden Chemikalien darzustellen und soviel von 

 die.sen. deren ileinheitsgrad bekannt sein oder bestimmt werden muß, an- 

 zuwenden, dal'i gerade die gewünschte Menge (ias frei wird. So läßt sich 

 z. 1!. aus einer gewogenen Menge reinen Kaliumpermanganats ohne weiteres 

 mit Salzsäure eine bestimmte Menge Chlor entwickeln (vgl. S. 249). 



Kine andere l)e(|ueme Methode, bei präparativen Arbeiten eine be- 

 stimmte Menii-e Chlor zur Kinwirkung gelangen zu lassen, besteht darin, 

 dal', man d;i- Keaktionsgemisch so lange mit dem Gase behaudelt, bis die 

 (iewichtszunahme eine bestimmte Höhe erreicht hat. So erhält man z.B. 

 aus einem (iemisch von 100^ Toluol und ö r/ Phos]>horpentachlorid als 

 Chlorüberträger Üenzylchlorid . wenn man so lange Chlor einleitet, bis eine 

 (iewichtsznnalimi' um :\1 (j eingetreten ist.M 



Heim .Vrbeiten mit größeren Gasmengen geschieht das Abmessen von 

 Ga.sen am einfachsten mittelst Gasuhren (vgl. z.B. Fig.410). Die kleinsten 

 (Jasuhren. wie sie sich für das Laboratorium eignen, sind die sogenannten 

 K.xperimentiergasmesser (Fig. 411»). Der kleinere Zeiger .4 (vgl. die 

 Figur) gibt die wirkliche Menge des durchgegangenen (iases an, der 

 Zeiger B läuft ()tjmal schneller und dient dazu, nach l)eüi)achtung seines 

 Weges während einer Minute den stündlichen Verbrauch festzustellen. Der 

 Ai)i)arat besteht aus dem auf zwei Fußschienen C ruhenden Gehäuse D. 

 in welchem >ich eine vierkammerige ]\Ießtrommel in Wasser oder einer 

 andei'en Sperrflüssigkeit (z. B. Glyzerin) dreht. Die F^mdrehungen der 

 Trommel werden durch lläder und Wellen auf die beiden Zeiger über- 

 tragen. Fingeleitet wird das zu messende Gas bei /' und abgeleitet bei L: 

 das .\usfIulirolir trägt den durch eine Mikrometerschraube fein einstelll)aren 

 Hahn H und zur .Ablesung des Drucks hinter dem (Jasmesser das Mano- 

 metei' ./. Au Stelle der Kapsel K kann i)ei Futersuchung brennbarer (Jase 

 eine IJrennertülle aufge.setzt werden. Die Gasidir wird durch Eingießen der 

 S]M'rrfliissigkeit i)ei .1/ gefüllt. Die Horizontalstellschrauben und eine 

 Dosenlibelle auf dem Gehäuse dienen zur richtigen Einstellung des Instru- 

 ments. .Manche (Jasuhren geben automatisch den Durchgang je eines Liters 

 Gas durch ein (ilockeusignal an. 



') Vgl. Emil Fischer, Anleitung zur Darstellung organischer Präparate. F.Vieweg 

 & Sohn. Braunschweig. 7. Aufl. 1905. S. 33. 



