284 



l'Y. N. Si'hulz. 



Art der ( H)jekto. ob es sich iiiii Flüssii>koiten oder feste Objekte handelt, 

 verschieden. Für die physioloi-ische Chemie kommen hauptsächlich die 

 T'ntcrsnchiinLtt'n von Lösuniien . insbesonckM'e von kolloidah'ii Lösnni2,en 

 in Üctiacht. Ich l)esciiranke mich daher auf die r>cschreil)uug des ur- 

 spriiiiirHchcn Sicd('nto/>j'-Zsi;/)Hon(h/M'\\en Apparates, der für diese Zwecke 

 (h'r ireeii^netste ist (Fii:. 420). Eine Im lanjie optische Bank (b). welche 

 aut einer Tiscliplatte (a) befestigt ist, so dali llaum für eine Projektions- 

 bouenlampe i)leibt. trüLit die zur Konzentration des Lichtes dienenden 

 .\|>parate /', //, It, sowie das zur Beobachtung dienende Mikroskop, /'ist ein 

 kleines chromatisch und sphärisch korrii^iertes Projektionsol)jektiv 

 von so nun Brennweite, welclies zur Abhaltung von Seiteustralden von einem 

 runden i'.lendschirm umgeben ist; es wird etwa 41cm, vom Anfang der 

 ojjtischen Bank an gerechnet, aufgesetzt, g ist ein Präzisionsspalt, der auf 

 der Bank so befestigt wird, daß durch das Projektionsobjektiv /' auf ihm 

 ein reelles Bild der Picht(iuelle entsteht (bei Benutzung von parallelem 



Fig. 420. 



Flinrichtnng zur Beobachtung ultramikroskopiseher Teilchen in Flüssigkeiten nach 



Siedentopf und Zsiijmondy. 



Licht (Sonnenlicht) also 80mm hinter./). Ji ist ein zweites, mit Blend- 

 schiiin versehenes Projektionsobjektiv von 55 mm P)rennweite. welches etwa 

 1 4 <i» vom Spalt aufgestellt wird. Es entwirft ein Bild des Spaltes (g) in 

 der Bildebene eines Kondensors, der in Verbindung mit dem Mikroskope 

 steht. Als Kondensor dient ein Mikroskopobjektiv AA, das mit dem 

 Mikroskop zusammen armiert ist. Das Mikroskop i ist auf einer Grund- 

 platte /.• befestigt. Diese trägt außerdem einen Kreuzschlitten (l), der durch 

 Schrauben (iit) miki-ometrisch in zwei zueinander senkrechten Richtungen 

 horizontal verschiebbar ist. An diesem Schlitten ist das oben erwähnte 

 Mikroskopobjektiv AA befestigt. Dieses Objektiv entwirft ein verkleinertes 

 Bild dvs Sjjaltes in dem zu untersuchenden Präparat, da ja das Objektiv A 

 den Spalt in der P.ildebene des Objektives AA abbildet. Die bisher be- 

 schriebene Einrichtung erzeugt also einen intensiven Lichtkegel in dem 

 unter dem zur Beobachtung dienenden Mikroskop befindlichen Unter- 

 suchungsobjekt. Als Lichtciuelle dient entweder das Sonnenlicht vermittelst 



