Das Ultramikroskop (Apparat z. Siclitbarmachung ultrainikroskop. Teilchen). 287 



rVö cw3 einer verdünnten Lösuniz' von Fornialrlelivd (()■;] cm ^ käufliches 

 Formol in \00 im'- Wasser) sciincll. aber partienweise hinzu, am besten 

 nach Entt'ernuni>- der Fhnnme. Wenn alles in ()rdnuni>- ist, dann ert'ol;it in 

 wenio-en Sekunden, spätestens nach einer Minute, die Reaktion, es tritt 

 zunächst eine blasse rote Farbe auf, die dann in kurzer Zeit intensiv hoch- 

 rot wird. 



Eine gut bereitete Goldlösung' soll folgende Eigenschaften hai)en: Sie 

 soll, bei Tageslicht betrachtet, im auffallenden wie im durchfallenden Licht 

 ungetrül)t erscheinen und hochrot gefärl)t sein. Sie soll sich zum Kochen 

 erhitzen lassen, ohne (Jold abzuscheiden. Auch bei längerem Stehen soll 

 die Lösung völlig klar bleiben. Auftreten von schwach bräunlicher Farbe, 

 im auffallenden Licht erkennbar, rührt von kleinen Mengen größerer Gold- 

 teilchen her. Rotviolette oder blauviolette Färbungen zeigen, daß beträcht- 

 lichere Mengen von (lold sich in gröberen Teilchen al)geschieden haben. 

 Solche Lösungen setzen in der Regel schon nach kürzerem Stehen metalli- 

 sches Gold als blauschwvarzen Rodensatz ab. 



Nach einer anderen Vorschrift xow Zsignionth/'^) kann man statt des 

 Formaldehyds in der Wärme einige Tropfen einer ätherischen I'hosphor- 

 lösung bei gewöhnlicher Temperatur als Reduktionsmittel verwenden. 



Zur ultramikroskopischen Untersuchung kann man die so erhaltenen 

 Goldlösungen auf das Zehnfache mit Wasser verdünnen. 



Die ultramikroskopische Untersuchung dient nicht nur zur Feststellung, 

 daß reflektierende Teilchen vorhanden sind, sondern es lassen sich aus der 

 Farbe, der Art der Bewegung, der Auszählung der Menge u. a. m. auch 

 Schlüsse ziehen auf die Teilchengröße. Ein Rild der Teilchen gibt der 

 Apparat im Gegensatz zum gewöhnlichen Mikroskop nicht. Die Sichtbar- 

 machung der ultramikroskopischen Teilchen beruht nicht auf einer stärkeren 

 Vergrößerung, was schon daraus hervorgeht, daß das Beobachtungsmikro- 

 skop nur ein verhältnismäßig schwaches Objektiv (D) trägt. 



Die ^ erwertbarkeit der ultramikroskopischen Ljitersuchung sei an 

 der Hand einiger praktischer Beispiele illustriert. 



Ultramikroskopische l'ntersuchung der Milch. A. Kreidl 

 und Ä. Xeumann -) untersuchten zunächst die ^lilch verschiedener Tiere auf 

 ultramikroskopisch sichtbare Rartikelchen. Sie benutzten dal)ei eine ein- 

 fachere Einrichtung zur Ultramikroskopie (einen von Karl Beichert in Wien 

 konstruierten Spiegelkondensor 3), die es gestattet, im einfachen mikro- 



*) S. bei R. Zsifimondji sowie bei Schulz und Zsi(/i)iou<li/. 1. c. S. 28(5. 



-) Alois Kreidl und Alfred Xeioiiami , Ultraniikroskopische Beobaclitungen iil>er 

 das Verhalten der Kaseinsuspension in der frischen Milch und bei der Gerinnunor. Pßügers 

 Archiv. Bd. 123. S. 523-539 (1908). 



^) Derartige Apparate sind weniger leistungsfähig wie das eigentliche ültraniikro- 

 skop von Sieden fopf und Zsit/niondi/; sie genügen aber für viele Zwecke, wie die zahl- 

 reichen Ergebnisse der oben erwähnten Untersuchung zeigen. Die Firma Zeiss kon- 

 struiert für solche Zwecke einiMi AVcchselkoiulensor nach Sieden toj)/ zur Dunkolfeldbe- 

 leuchtung durch Abblenduug im Objektiv sowie einen Paraboloidkondensor nach Sieden- 

 topf. Den Strahlengaug im Paraboloidkondensor erläutert Fig. 423. Genauere Beschreibung 



