298 



C. Brahm und J. Wctzel. 



im lldhr nicht loiclit bcweiilich sein darf, sondern etwas federn muli. etwa 5cw, 

 tief in das Verl)ii'iinunusrohr hinein. Sodann füllt man ca. öOci« mötilichst 

 «rrobes. .«^tanltfi'cics Kuitfcroxyd dutch einen Knpfertricliter (Fiii'. 4:'.( ) ) in die 



liöhre ein nnd verschlielJt eben- 

 falls wieder dnrch eine 2 — 3 cm 

 lange Knpferoxydspirale. Hinter 

 diese Knpferoxydschicht schiebt 

 man in das horizontal gelegte llohr 

 eine oxydierte Kupferdraht spirale 

 von 12 n» Länge so weit hinein, 

 dal*! dieselbe öcw von der Mündung 

 entfernt liegt oder mit der ersten 

 Kachel des Ofens abschneidet. Die 

 Kupfei'drahtnetzspirale ist um einen 

 dicken Draht gewickelt und beider- 

 ^ seits mit einer Öse versehen. Das 

 Yerbrennungsrohr wird durch gut 

 schliel'iende, einfach durchbohrte 

 (iummistopfen von nahezu zylindri- 

 scher Form verschlossen, die einerseits mit den Trockenapparaten, andrer- 

 seits mit einem geraden Chlorcalciumrohr verl)unden sind (Fig. 4;>1). Ein 

 zur ('- iiml Il-üestimmung gefülltes llohr ist in Fig. 4;)2 abgebildet. Zur Ver- 

 brennung benötigt man zweier großer Gasometer, die mit Luft bzw. reinem 

 Sauerstoff gefüllt sind. Die Gase werden vor dem Eintritt in die Verbren- 

 nungsröhre din-ch mit Kalilauge und Schwefelsäure beschickte Waschflaschen 

 und dnrch L-Uöhren, (He mit Natronkalk und Chlorcalcium gefüllt sind, 

 getrocknet ( Fig. 4oo j. 



i'IU'. iol. 



Absorptionsapparate für Wasser. 



Das zur Absorption des Wassers dienende Chlorcalciumrohr zeigt 

 die in Fiu-. 4;j4 dargestellte Form. 



Die Fidlung geschieht in nachstehender Weise: Ein Glaswollebausch 

 wird in (bis Kohr eingeführt und durch Ansaugen und plötzliches Öffnen 

 des mit dem Finger verschlosseneu Apparates in die kugelförmige Er- 

 weiterung gebracht. Dann wird das Kohr mit gesiebtem gekörntem Chlor- 

 calcium gefüllt und dieses durch einen losen Glaswollepfropfen fixiert. Der 

 offene Schenkel wird durch einen guten Korkstopfen, in welchem sich 

 ein rechtwinklich gebogenes Piohr befindet, verschlossen. ZweckmälUg 

 überzieht man den Korkstopfen mit einer dünnen Siegellackschicht. Um 

 das Chlorcalciumrohr l)e(|ueni wägen zu können, wird ein dünner, mit 

 einer Öse versehener Platin- oder Aluminiuindraht angebracht. Sehr 

 zweckmäßig sind auch die von Wctzel eingeführten Chlorcalcinmi-öhren, 

 deren Stabilität (hncli \ei-bin(lung der beiden U-förmigen Schenkel durch 



