Elemciitaranalvse. 



200 



eine Glasbrücke erhöht ist, wodurch f>leichzeitiji- aiu-h ein direktes Auf- 

 hänoen an der Waije ermöiilicht wird (Fig. 435). Bei dieser Art von t'hlor- 

 calcinniröhren ist der Verschluß der beiden Schenkel durch Abschmelzen 

 bewirkt. Hierdurch ist die Dichtigkeit der Röhre bedeutend erhöht. Da das 

 Chlorcalcium häufig durch Ätzkalk oder basische Chloride veruni'einigt ist. 

 wodurch auch Kohlensäure absorl)iert wird und Fehlerciuellen in der Analyse 

 entstehen könnten, so leitet man vor der erstmaligen Ik'uutzung i/.. Stunde 

 lano: einen lanusamen Strom von getrockneter Kohlensäure hindurch. Letztere 

 wird durch trockene Luft wieder verdrängt. Das Chlorcalciumrohr wird 

 beiderseitig durch starkwandise Gummischlauchstückchen, in denen sich 

 kurze, an den Enden rund geschmolzene Glasstäbchen befinden, verschlossen. 

 Sie werden l^eim Wägen des Rohres entfernt. Es ist sehr empfehlens- 

 wert, mehrere Chlorcalciumrohre in Reserve zu halten. Wenn man dafür 



Fig. 434. 



Ficr. 435. 



Sorge trägt, daß das bei der Verbrennung entstehende Wasser stets durch 

 Herausschleudern oder schwaches Erwärmen und gleichzeitiges Durchleiten 

 von trockener Luft wieder entfernt wird, so kann das Chlorcalciumrohr für 

 eine große Anzahl von Verbrennungen benutzt werden. 



Absorptionsapparate für Kohlensäure. 



Zur Absorption der bei der Verbrennung entstehenden Kohlensäure 

 dient der Kaliapparat, ein von Liehig erdachter Glasapparat, der ursprüug- 

 Uch nebenstehende Form hatte (Fig. 436). 



Im Laufe der Jahre wurde die Form des Kaliapparates mannig- 

 fach variiert, so von MifscJierlich , de Koninck , Geißler, Classen, Tilrk, 

 Stroh wer, Winkler und anderen (Fig. 437 — 439). 



Am meisten wird heute die Modifikation ( Fig. 44(^ ) des Kaliapparates 

 nach Geißler-Wetzel benutzt. 



Die von ./. Wetzel'^) angebrachte Neuerung besteht in drei kleinen 

 beweglichen Glastrichtern, die sich in dem Absorptionsgefäße des Geißlcr- 

 schen Kaliapparates befinden. Die Wirkung derselben ist derartig, daß 



M ■/. Wetzet, ijber eine Verbesserung am Gcißlcrschen Kaliapparat. Ber. der 



Deutschen ehem. Gesellschaft. Jg. 33. S. 3393— 3394 (1900) 



