;'.(^o 



C. Braliin uiul .I.Wctzol. 



5_10 (iasblasen von ilinon zuriu'kuehalton worden, mn sich zu einer 

 irrößeren Blase zu vereinigen und eist dann in das nächste Absorptions- 

 gefäl^ nherzuirehen. Das Gas wird dadurch i>vz\vuni>en. eine wesentlich läni^ere 

 Zeit mit der Kalilau'je in r.crühnniii- zu Meihen. 



Das Füllen des KaliapiJarates geschieht mit 40« oiii^'i' Kalilauge 

 {•2 Teile Koll + ;i Teile destilliertes Wasser). Man bringt den einen Schenkel 

 des Apparates in die in einem Schälchen befindliche Kalilauge und saugt 



r 

 i 



^>. 



Fig. 436. 



Fig. 437 



Fig. 438. 



Fig. 439. 



am anderen Ende an. Vm zu verhindern, dal) Lauge in den ]\lund gelangt. 

 wird zweckmällig eine leere AVaschflasche eingeschaltet. Die drei unteren 

 Kugeln werden V4 i»it Lauge gefüllt, dann wird das Rohr, das in die 

 Kalilauge eintauchte, gereinigt, indem man es mehrfach mit Stückchen 

 zusammengerolltem Filtrierpapier al)- und auswischt, im ül)rigeii wird der 

 ganze Appai'at auf das sorgfidtigste gereinigt. Ebenso wie das Chlorcalcium- 

 i-ohr wird auch <Ier gefüllte Kaliapparat verschlossen. 



Devor die Absorptionsapparate 

 gewogen werden, sind sie mindestens 

 eine Stunde im Wägezimmer zu be- 

 lassen. Ein Abwischen der Apparate 

 kurz vor der Wägung ist zu vermeiden, 

 da es zu Fehlern A'eranlassung gibt. 

 Nach zwei bis drei Verl)rennungen ist 

 der Kaliapparat neu zu füllen. 



Das Chlorcalciumrohr wird mittelst 

 des an der Kugelseite befindUchen 

 Ansatzröhrchens mit der Yerbrennungs- 

 rijhre derart verbunden, daß das Ende 

 des Glasröhrchens nur ganz wenig 

 {2 mm) aus dem Kautschukstopfen herausragt. Durch ein 4 — 5 cwj langes 

 Stück Kapillarschlauch wird das Chlorcalciumrohr mit dem zur Kohlen- 

 säureabsorption bestimmten Kaliapparat Glas an Glas verl)unden. An den 

 Kaliapparat scldiebt sich noch ein Lührchen an. welches mit gleichen Teilen 

 von frisch ausgeglühtem Natronkalk und Chlorcalcium gefüllt ist. Es ist mit 

 dem Kaliapparat entweder durch einen Schliff oder vermittelst eines kurzen 

 Schlauches verbunden. Bei der Ausführung einer \'erbrennung wird mit diesem 





\i. 



^ 



sÜ/' 



Fig. 440. 



