Elementaranaly s e . 



^»Ol 



Trockeiiröhrchen ein ticrades, ungcAvogeTies Chlorcalciumrolii' diiirli ciiicn 

 längeren Schlauch verbunden. An Stelle des Kaliapparates werden auch 

 Natronkalkröhren benutzt. Es werden zweckmäßig zwei U-förmige Röhren 

 hintereinander geschaltet, jedoch liedaif man in diesem Falle eines kleinen 

 Ijlasenzählapparates, um die Schnelligkeit des Gasstromes beurteilen zu 

 können. Derselbe besteht aus einem U-förmig gebogenen (Uasrohr mit ein- 

 geblasener Kugel (Fig. 441) und ist mit einigen Tropfen Schwefelsäure be- 

 schickt, durch welche die Gasblasen hindurchstreichen müssen. Der IJlasen- 

 zählapparat wird zwischen den Ghlorcalciumapparat und die beiden Natron- 

 kalkröhren eingeschaltet. Neuerdings werden die Natronkalkröhren gleich 

 mit angeschmolzenem Dlasenzähler verwendet') (P'ig. 442). 



Was die Wahl des Verbrennungsofens angeht, so sind die meist 

 benutzten Typen, nach Glaser % Erlenmeyer ^), Volkard*), Fuchs% KekuU 

 und Anschiitz^), ziemlich gleichwertig, doch ist der (rasverl)rauch bei dem 

 Volhard&d\Qw Ofen am geringsten (Fig. 44o). 



Seit einiger Zeit kommt auch ein elektrisch geheizter Verbrennungs- 

 ofen nach Heraeus'^) in Gebrauch (Fig. 444). 



Fig. 441. 



Fig. 44-2 



Er besteht im wesentlichen aus zwei voneinander unabhängigen, 

 mit Hollen auf einer Schlittenbahn leicht verschiebbaren, verschieden 

 langen Röhrenöfen. Durch beide Öfen ist eine leicht auswechselbare Nickel- 

 rinne frei durchgeführt, auf welcher das Verbrennungsrohr liegt und dieses 



') W. G. Schapoftchuikoft', Trockeiiabsorptionsröhren fiir die organische Elemeutar- 

 analyse. Chem.-Ztg. Bil. 26. S. 607 (1902). 



-) Carl Glaser, Über einen neuen Gasofen zur Elementaraualyse. Supplementbände 

 zu Liehigs Annaleu. Bd. 7. S. 213 (1869). 



ä) Emil Erlctinici/er, Über einige Abänderungen an dem Verbrennungsofen mit 

 J5«wsewschen Lampen und von jBafcoschem Gestell. Liehigs Annalen. Bd. 139. S. 70 (1866). 



^) Volhard, Verbesserte Laboratoriumsapparate. Liebigs Ännaicn. Bd. 284. S. 233 

 (1894). 



'") Fritz Fuchs, Ein neuer Verbrennungsofen. Ber. d. Deutsch, ehem. [GesoUsch. 

 Jg. 25. S. 2723 (1892). 



^) August Krl-uh' und llichanl ÄHschütz, Über cioige zweckmäßige Apparate. 

 Liebigs Annulcu. Bd. 228. S. 301 (1885). 



') Heraeus, Der elektrische Verbrennungsofen System //errte«s. Pharm. -Ztg. Bd. 50. 



S. 218— 219 (1905). 



