304 



C. Brahiii uiul .l.Wetzel. 



Scliiffchcii Nvinl zwcckiiiäliiu auf ('inen ('iitsi)r(M'luMKl ausgohöhlton. mit 

 Stanniol ülx'r/OiiciK'ii Korken im FAsikkator aufbewahrt. Sobald der Teil 

 des W'i'brennnniisrolire.N . der die Snlt- 

 stanz anfninimt. ei'kaltet ist, fiiiit man 

 in der oben bescliricbonon Weiso zu- 

 erst die Absorptionsapparate an. nimmt 

 die oxydierte Knpt'erspirale heraus, 

 lirinj^t letztere, damit \o\\ ihr kein 

 Wasser aniiozoiien wird, in ein trockenes 

 rieaücnziilas und schiebt nun das die 

 Substanz enthaltende Schiffchen bis auf 

 4 rm vor das Kupferoxyd, briuiit die 

 Kiipferoxydspirale wieder bis auf 4cm 

 an das Schiffchen heran und verbindet 

 wieder mit den Trockena[)paraten. Die 

 Anoidnunii eines mit den Trocken- 

 ai)paraten und den Absorptionsap[)a- 

 raten verbundenen Verbi'ennunusrohres 

 ist aus der nachstehenden Abbildung 

 (Fig. 445) ersichtlich. 



Jetzt wird der Ap})arat i)ei ge- 

 schlossenem Quetschhahn in iiacli- 

 stehendei- Weise auf seine Dichtiukeit 

 geprüft. Man saugt vermittelst des vor- 

 gelegten geraden C'hloi-calciumrohres 

 mit dem Munde eine kleine (,)uantität 

 Luft aus dem zusammengefügten Appa- 

 rate heraus. Beim Aufhören des Saugens 

 steigt aus dem Kaliapparat eine kleine 

 Menge Kalilauge in die größere Kugel. 

 Sobald dieser Stand der Kalilauge eine 

 Zeitlang unverändert bestehen bleibt, 

 ist der .\pparat dicht. Sinkt dagegen 

 der Spiegel der Kalilauge nach kurzer 

 Zeit wieder zurück, so dringt entweder 

 durch die (lummistopfen oder die Kuut- 

 scliiikverbindungsstücke Luft in den 

 Apparat ein. Sie müssen in diesem 

 Falle erneuert werden. Haben sich alle 

 Api)arate als dicht schliebend er- 

 wiesen, so leitet man zunächst einen 

 langsamen Luftstrom durch das Ivohr, 

 dessen Tempo so reguliert ist, daß 



während der ganzen Dauer der Verbrennung 2 — 3 Blasen pro Sekunde durch 

 den Kaliapparat streichen. Es empfiehlt sich, zunächst die Substanz mit einer 





