Elementaranalyse. 



313 



Das Abwägen der getrockneten Substanz geschieht in einem ca. 20 cm 

 langen Mischrohr mit eingeschUffenemStöpsel(Fig.45ö). Um das zum Füllen der 

 Röhre benötigte frisch ausgeglühte Kupferoxyd (körniges und pulverföi-miges) 

 erkalten zu lassen, füllt man dasselbe noch heiß in eine Kupferoxydbirne und 

 verschließt dieselbe mit einem durchl)ohrten Stopfen, in den ein Chlorcalcium- 

 rohr eingefügt ist. Das Füllen der ausgeglühten Ilöhre geschieht in nachstehen- 

 der Weise. Man schiebt zuerst eine 5 cm lange, ausgeglühte Kupferspirale bis an 

 das Ende der Köhre, füllt dann eine 10 — 12 cm lange Schicht grobes Kupfer- 



Fig. 454. 



4 



oxyd auf. Dann gibt man etwas feines Kui)feroxyd und die mit letzterem 

 in dem Misclirührchen sorgfältig durchgemischte Substanz hinzu. Die^lischung 

 kann auch im Rohre vermittelst des Mischdrahtes geschehen. Die Röhre 

 wird dann mit körnigem Kupferoxyd aufgefüllt und eine ausgeglühte 

 Kupferspirale vorgelegt. Man vergesse nicht, auch hierbei durch Aufklopfen 

 auf einen Holztisch eine Rinne in dem Kupferoxyd herzustellen. In der 

 gewöhnlichen Weise werden die Absorptionsappai-ate vorgelegt und die 

 Verbrennung langsam, von vorne nach hinten fortschreitend, ausgeführt. 

 Bevor man zur Erhitzung der Substanz schreitet, muß auch das 

 dem Bajonett benachbarte Kupferoxyd zum Glühen erhitzt sein, um 

 auch nach rückwärts ziehende Destillationsprodukte zu verbrennen. 

 Wenn die ganze Röhre glüht und die Gasentwicklung ziemlich 

 nachgelassen hat, läßt man das hintere Ende der Röhre so weit 

 erkalten, daß man die Spitze anfassen kami und schiebt einen 

 starkwandigen Gummischlauch darüber, der mit dem Trocken- 

 apparat bzw. den Gasometern in ^'erbindung steht, schaltet zuvoi- 

 einen langsamen Sauerstoffstrom ein und bricht dann in dem 

 Schlauche die Spitze der \'erbrennungsröhre ab. beendet die \'er- 

 brennung in einem langsamen Sauerstoffstrome und verdrängt 

 schließlich den Sauerstoff wieder durch einen langsamen Luftstrom. 

 Auf eine neue Methode der Elementaranalyse durch elektrische 

 Erhitzung nach Carrasco-Planchcr ^) sei hier nur kuiz hingewiesen. 

 Dieselbe beruht darauf, daß man das ^'erbrennungsrohr nicht von außen, son- 

 dern von innen durch den elektrischen Strom erhitzt, wobei die sonstigen Ab- 

 sorptionsapparate unverändert beibehalten werden können. In das ^'erbren- 

 dessen eines Ende etwas aufgeblasen ist, bringt man gepulvertes 



l'iar. 455. 



nungsrohr 



M Orcste Carrasco, Über eine neue Methode zur Eleraentaranalyse der organi- 

 schen Substanzen. Atti R. Accad. dei Lincoi Roma. [5.] Vol. 14. II. p. (508— (512 (lilOö). 

 — Orestc Carrasco und Giuseppe Planchcr, Neue Methode zur Restininuing des Kohlen- 

 stoffs und ^Vasserstoffs in organischen Substanzen durch Glühen und J]lektrizität. Atti 

 R. Accad. dei Lincei Roma. [5.J Vol. 14. II. p. 613—618 (1905). 



