318 



C. Brahm und J. Wotzel. 



:nnn»iHiiWBnwHnmmininniiRiii || ^ 



f 



durch das Vorl)r('niuiiiusi-olir. iim die Luft zu venlriiiii>en. Das Elnde der 

 Röhre steht mit ikMU .sVÄi//schen Azotonieter (Fig. 458) durch ein kuiefürmij:^' 

 ireboirenes Rohr in Ver- 

 hinduni;. Unter Azoto- 

 meter versteht man 

 einen Apparat zum Aut- 

 faniren und Messen des 

 entwickelten Stickstoffs. 

 Es sind eine uanzc R'ilie 

 von vers('lii('(h'iieii Azo- 

 tonieteru konstruiert 

 worden . das zweck- 

 mäliiu-ste ist das von 

 Srhijf anirei>ehene in 

 der von Gattemunin 

 modifizierten Form. 

 l)asseli)e besteht aus 

 einer s-raduierten Piöhre, 

 die an ihrem oberen 

 Ende einen ( dashalin, 

 am unteren Ende zwei 

 Ansatzröhreu hat. Mit 

 dem oberen Ansatzrohre 

 ist (hirch einen (yummi- 

 schlauch eine (dasbirne 

 verbunden, die in einer 

 beweffhchen Klammer 

 befestiiit ist. Das untere 

 Ansatzrohr wird durch 

 einen ( lummischlauch 

 mit dem N'erbronnuniis- 

 rohr verbunden. Der 

 Apparat ist mit /iHo/oi^'^i' 

 Kalilaufje gefüllt. Man 

 öffnet den oberen Hahn, 

 stellt die AzdiiK'terbirne 

 ganz niedrig und bißt 

 die Kohlensäure den 

 leeren .Vbsor])tionsap])a- 

 rat durchstreichen. Es 

 ist zu beobachten, dali 

 das im unteren Teile 

 des Azotometers einge- 

 füllte (^)uecksill)er so hoch steht, daß bei gesenkter Birne die Kalilauge 

 nicht in das knieförmige Ansatzrohr zurücksteigen kann. 



w^ 





