Die vereinfachte Elementaranalysc. ;-V25 



Alle diese Übelstäiule veniieidct man, wenn man die \Ciiirciiiimiu- 

 im Sauerstoffstrome mit einem an sich unveränderlichen und iinflücliti-^en 

 Katalysator, der aber die voUständij^-e ^'erbrennunJ>• des Kohlenstoffes zu 

 Kohlendioxyd gewährleistet, vornimmt. 



Bei der Methode der „vereinfachten f]lementaranalyse", die bis jetzt 

 noch bei keinem organischen Stoffe versagt hat, dient als Katalysator 

 entweder sogenannter Platin(]uarz, d. i. poröser Quarz, der mit einei' dünnen 

 Haut reinen Platins ül)erzogen ist'), oder noch einfacher ein Stück zusammen- 

 gerollten dünnen Platinblechs oder ein aus dünnem Platinblech zusammen- 

 geschweißter sogenannter Kontaktstern. 2) Für die vollständige Verbi'ennung 

 ist notwendig, daß die Dämpfe des zu verbrennenden Stoffes immer 

 mit einer zur völligen Verbrennung mehr als ausreichenden Menge, d. h. 

 mit überschüssigem Sauerstoff gemischt, über den rotglidienden Kataly- 

 sator geführt werden. 



Da es namentlich bei leicht flüchtigen und leicht zersetzlichen Stoffen 

 manchmal schwierig ist, die ohne weiteres in das Ptohr eingeschobene 

 Substanz so gleichmäßig zu vergasen, daß der darüber hinstreichende Sauer- 

 stoff niemals zu viel verbrennliche Dämpfe mitnimmt, so daß Sauerstoff- 

 mangel eintritt, so wurde der Sauerstoffstrom in einen leicht regulier- 

 baren über die Substanz hinwegstreichenden Vergasungsstrom und in den 

 eigentlichen Verbrennungsstrom geteilt. Außer Kohlensäure und Wasser- 

 dampf werden bei stickstoffhaltigen Stoffen auch Oxyde des Stickstoffs, 

 in letzter Linie immer Stickstoffdioxyd gebildet, das natürlich nicht in die 

 Absorptionsai)parate gelangen darf. Es wird im vorderen Teile des Ver- 

 brennungrohrs durch mennigehaltiges^) Rleisuperoxyd festgehalten, das 

 durchaus nicht, wie man früher annahm, das ganze Rohr auszufüllen 

 braucht; es genügen vielmehr wenige Gramm, die in geeigneten Porzellan- 

 schiffchen in das Ptohr eingeschoben werden. Da das Bleisuperoxyd in 

 gleicher Weise bei der \'erbrennung schwefel- und halogenhaltiger Stoffe 

 diese Elemente ([uantitativ zurückhält und da sie sich aus dem Blei- 

 superoxyd durch geeignete Lösungsmittel wieder ausziehen lassen, so kann 

 mit der Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff auch die von Schwefel, 

 Chlor und Brom verbunden werden. Nur Jod macht eine Ausnahme, hier 

 erreicht man jedoch mit Silber denselben Zweck. 



Da während der ganzen Verbrennung ein sehr scluieller Gasstrom 

 durch den Apparat streicht, so genügen namentlich für ein sicheres Fest- 

 halten der Kohlensäure die gewöhnlichen K;diapparate usw. nicht. Es sind 

 daher besondere Absorptionsapparate nötig, die aul'ei'dem so gewählt sind, 

 daß eine Füllung für eine gi'oße Zahl von \'erbrennuugeu ausreicht: sie 

 können daher dauernd mit Sauerstoff gefüllt bleiben und auch so gewogen 

 werden. Das zeitraubende Verdrängen des Sauerstoffs durch Luft fällt 



') Siehe Anleitung. S. 16. 



-) Käuflich bei W. C. Heraeus, Hanau. 



^) S. M. Dennstedt und /-'. IlaßJer, Chem.-Ztg. Bd. 33. S. 133. 1909. 



