Die vereinfachte Elementaranalyse. 



327 



man in die Einschnüruno- einen kleinen Glastrichter, dessen Rohr natürlich 

 nicht in die Sclnvefelsänre tauchen darf. In den Trichter seihst ^ilit man 

 etwas Watte oder (ilaswolle, um zu bewirken, daü umgekehrt kein Natron- 

 kalk in die Schwefelsäure fall(Mi kann. Der Sauerstoff wird also in diesem 

 Turme getrocknet und von Kohlensäure befreit. Die ol)ere Öffnung- des 

 Trockenturmes ist mit einem (iummistopfen, der noch l)esonders durch 

 eine Messingklammer festgehalten wird, geschlossen. In der Durchbohrung 

 dieses Stopfens sitzt ein knieförmiges Glasrohr und daran mit kurzem 

 Gummischlauch ein Gabelstück, von dem aus zwei (iummischläuche mit 

 Quetschhähnen zu der Vorrichtung für die dopi)elte Sauerstoffzuleitung 

 führen. Diese Vorrichtung ist in Fig. 461 schematisch dargestellt. 



Sie besteht aus einem etwa 1cm weiten und etwa 18 c;» langen 

 Piohre aus schwer schmelzbarem Jenaer Glase, an das sich ein ebenfalls 

 schwer schmelzbares KapiUarrohr von etwa 2^2 cm Länge anschließt. Über 

 das KapiUarrohr ist ein etwas weiteres T-Rohr aus gewöhnlichem Glase 

 gezogen, das an der einen Seite den Gummistopfen trägt, mit dem die 

 ganze Vorrichtung in das Verbrennungsrohr eingesetzt wii-d. Auf der an- 



Fig.461. 



deren Seite wird Kapillai'e und T-Rohr mit einem Stück Gummi schlauch 

 fest verbunden, der al)er ülier die Kapillare hinausragt und hier einen 

 kleinen mit wenigen Tropfen konzentrierter Schwefelsäure gefüllten Blasen- 

 zähler aufnimmt, der Glas an Glas das Kapillarrohr berührt. Der Blasen- 

 zähler ist so eingerichtet, daß ihn das Gas nur in ganz kleinen Blasen 

 passiert, und daß seilest bei starkem Strome keine Schwefelsäure mit- 

 gerissen wird. An den seitlichen Ansatz des T-Rohres wird mit einem 

 (iummistopfen ein Chlorcalciumrohr angefügt. Blasenzähler und Chlor- 

 calciumrohr sind, wie schon beschrieben, mit dem am Trockenturme sitzen- 

 den Gabelrohr verbunden. Die (iummischliiuche sind deshalb so lang ge- 

 wählt, damit sich die ganze ^'orrichtung bequem in das ^'erl)rennungsrohr 

 einsetzen und wieder herausziehen läßt. Da Gummischläuche Feuchtigkeit 

 aus der Luft aufnehmen , sind die Trockenvorrichtungen unmittelbar vor 

 dem Verbrennungsrohr durchaus unentbehrlich. Der durch den Blasenzähler 

 gehende innere Sauerstoffstrom tritt durch die Kapillare in den weiten 

 Teil des Einsatzrohres, wo sich die zu verbi'ennende Substanz in einem 

 Porzellauschiffchen befindet, dann in das Verbrennungsrohr: er nimmt in 

 regulierl)arer Weise die Dämpfe der zu verbrennenden Sui)stanz mit — 



