Dio veroiafachte Elementaranalyse. ;.',•)() 



;-520'' envännt. Wird der Apparat auf ciiicii i-ewöhnlichcii Aihritstiscl» 

 gestellt, so ist die Tischplatte am besten durcli ein gewühiiliclics Drett. 

 das mau auf zwei Ziegelsteinen hohl legt, vor strahlen(h'r Wärme zu 

 schützen. An das \erbrennuugsrohr werden vorn die Absorptionsapparate 

 angehängt, die von einem geeigneten (bestell getragen werden, /iiiiächst 

 mit gut schließendem (lummistopfen. dei- einmal bei 100° getrocknet und 

 dann immei- im Exsikkator aufbewahrt wird, das U-förmige Chlorcalcium- 

 rohr ; es wird in der Iluhe mit gut eingeriebenen, schwach eingefetteten, 

 auf dichten Schluß zu prüfenden (dasstöpseln verschlossen gehalten, .\ucli 

 das mit Kugel versehene Ansatzrohi- hat am besten, damit beim .\iit- 

 bewahren kein Wasser verdunsten kann, ein eingeriebenes (Tlasstöjiselcheii. 

 das während der ^>rbrennung, um es incht zu verlieren, voi'u in das \'er- 

 brennungsrohr gelegt wird. 



Beim Füllen des Chlorcalciumrohres sind die Öffnungen zu den Ansatz- 

 röhren von innen mit kleinen Wattepfi-o])fen zu verschließen, damit 

 kein Chlorcalcium in diese Röhre hineinstäuben kann. Sie werden natürlicli 

 nach beendetem Fühen wieder entfernt. Man überzeuge sich mit dei- Lupe, 

 daß in den Ansatzröhren auch keine Spur von Chlorcalcium liege. Der dem 

 Verbrennungsrohr zugewandte Schenkel wird nur zu Vi gefüllt, man gil)t 

 darauf einen kleinen Wattepfropf und darüber noch einige grobe Stücke 

 Chlorcalcium mit etwas Watte durchsetzt, auf diese wieder einen Watte- 

 pfropf. Die Hauptmenge des dampfförmig mitgerissenen Wassers wird von 

 diesem gesondert liegenden Chlorcalcium festgehalten; sobald es zu zer- 

 fließen anfängt, wird es erneuert. Man brauclit dann den übrigen Teil 

 des Rohrs kaum je neu zu füllen. Das gewöhnliche gekörnte Cldorcalcium 

 des Handels ist manchmal so feucht, daß ein trockener Luftstrom daraus 

 Wasser mit fortnimmt ; man prüft das Chlorcalcium und trocknet es gleich- 

 zeitig, indem man es in einem weiten Reagenzglase über freier Flamme 

 vorsichtig erhitzt: man erkennt dabei zu große Feuchtigkeit an dem 

 Wasser, das sich an den kalten Wänden des Reagenzglases niederschlägt : 

 man setzt das p]rwärmen mit einiger Vorsicht fort, bis keine Wasserdämpfe 

 mehr auftreten. Für den Trockenturm und das kleine Chlorcalciumrohr an 

 der doppelten Sauerstoffzuführung ist das Chlorcalcium dann genügend 

 vorbereitet, für das gewogene Chlorcalciumrohr und.) es noch mit Kohlen- 

 säure behandelt werden, um den etwa gebildeten Ätzkalk in Calciumkarbonat 

 umzusetzen. Man leitet einige Zeit Kohlensäure hindurch und ersetzt diese 

 wieder durch Sauerstoff, bis vorgelegtes Barytwasser nicht mehr getrübt wird. 



Die bei der Verbrennung gebildete Kohlensäure wird duirh Natron- 

 kalk absorbiert. Von den verschiedensten Apparaten haben sich die in 

 Fig. 46;') uml 4(34 abgebildeten, die eine die sogenamite .. Knte", die andere 

 der ..Stempel"', ganz besonders bewährt. Die iniuM'e Fiurichtung ist aus 

 den Figm-en ersichtlich. Die Füllung des Natronkalkapparats wird mit den- 

 selben \'orsichtsmaßregeln vorgenommen, wie die Fiülung des Chlorcalcium- 

 rohrs. Der käufliche Natronkalk ist meist zu trocken und absorbiert dann 

 schlecht Kohlensäure, die Füllung scheint dann nach wenigen \erbren- 



