Die veioinfachte Eleraentaranalyse. 333 



wenn sich liiei'hei sehr schwci- ilüchtiii-e Dampfe hihk'ii, so komleiisieieii 

 sie sich nicht wieder an den inneren Wänden des Einsatzrohrs, weil dessen 

 vorderes Ende sehr heil) wird. Eine solche Kondensation ist auch möglichst 

 zu vermeiden, weil die am ol)eren inneren IJande des Rohres verdichtete 

 Flüssiiikeit oft plötzlich nach unten fließt, hier mit dem hciliesten Teile 

 des Rohrs in Beriihrnno- kommt und sehr plötzlich verdamjjft; es kann 

 dann unverbrannte Substanz über den Kontaktstern liehen mid die Analvse 

 ist verloren. Bei einiger Aufmerksamkeit wird das jedoch leicht vermieden. 



Allmählich »eht man mit der Verbrennungsflamme so weit wie möglich 

 zurück, jedoch nur so weit, dal) das hintere Ende des Kontaktsterns noch 

 immer im (ilühen bleibt, mit den Dächern aber geht man so weit zurück, 

 daß schließlich auch das ganze Einsatzrohr überdeckt ist. Erlahmt nun die 

 Verbrennung, dann kommt man von hinten mit der ^'ergasnngsflamme zu 

 Hilfe, bis schließlich die Substanz verflüchtigt oder verkohlt ist, dann wird 

 der innere Sauerstoffstrom verstärkt, cler äußere gemäßigt und von hinten 

 nach vorn, indem man auch auf die Vergasungsflamme einen Spalt auf- 

 setzt, durchgeglüht; in sehr kurzer Zeit ist die abgeschiedene Kohle voll- 

 ständig verbrannt. Man sieht, daß sich die Geschwindigkeit des Verfahrens 

 auch nach der Flüchtigkeit der Substanz richtet, man muH nur dabei, was 

 sich durch einige Übung rasch erlernt, dafür sorgen, daß die Vergasung 

 in keinem Augenbhcke zu schnell geht, so daß etwa Sauerstoffmangel ein- 

 tritt. Oft labt sich eine solche dem ^Mißglücken nahe Verbrennung noch 

 durch besondere Verstärkung des äußeren Sauerstoffstroms retten. 



Der Anfänger lege keinen Wert darauf, schnell zu verbrennen, erst 

 AVer sich einige Übung erworben hat, kann auch auf größte Geschwindig- 

 keit hinarbeiten. Im allgemeinen bringt auch diese keinen Vorteil, weil 

 man dann neben dem Apparate stehen bleiben muß. während man sonst 

 durch eine Verbrennung an seinen anderen Laboratoriumsarbeiten wenig 

 gehindert wird; man hat sich nur von Zeit zu Zeit von dem richtigen 

 Gange des Sauerstoffstroms zu überzeugen und die Flammen, wie beschrieben, 

 zu verschieben. 



Ist alle Kohle verl)raunt , so läßt man im langsamen Saut-rstoff- 

 strom erkalten, spannt die Absorptionsapparate ab, die am besten in 

 einem gleichmäßig temperierten Raum aufbewahrt und erst am nächsten 

 jNIorgen bei derselben Temperatur wie vor der X'erbrennung gewogen 

 werden. Annähernd das gleiche Gewicht erhält man. wenn man die AVägung 

 nach etwa 1 Stunde vornimmt. Für genaue Analysen ist das erste Ver- 

 fahren vorzuziehen, auf jeden Fall sind die Wägungen am nächsten ^lorgen 

 zu kontrollieren. Das Verbi'ennungsrohr ist alsbald für eine neue \'er- 

 brennung fertig. Man bewahrt am besten den ganzen Apparat ohne Ab- 

 sorptionsapparate zusammengesetzt auf und schließt das vordere Ende mit 

 einem Chlorcalciumrohr ab, weil das an dem T-Stück der doppelten Zu- 

 leitung sitzende Chlorcalciumrohr sonst leicht Wasser aufnimmt. Findet 

 man bei seinen Analysen dauernd zu viel Wasser, was sich durch einen 

 I)linden Versuch leicht erweisen läßt, so liegt das gewöhnlich an diesem 



