Bestimmung des spezifischen Gewichtes. 4;-^9 



Beispiel: Wieviel Liter Kohlensäure von Ü" uml 760 mm Druck gibt \(j Kolilenstdif? 

 Nach der Gleichung C + 0. = GO, liefern 12 </ 22412/ CGj, 1 r/ also 22-412,2 = 

 1-87 Liter. 



Das spezifische Gewicht der flüssigen Stoife. Man vei steht 

 darunter das Gewicht emes bestimmten Vohims. verglichen mit deinjenitren 

 eines gleichen Vokims AVasser von 4" oder, weil die Volnmeinhcit. d. h. 

 1 r»?3 Wasser von 4'*. im metrischen ^Maßsystem die rTowichtscinlicit vor- 

 stellt, das Gewicht der A'olumeinheit der betreffenden Flüssii-keit. Ist z. ß. 

 das spezifische Gewicht einer konzentrierten Schwefelsäure = 1-84, so 

 wiegt 1 cm^ 1-84 y, 1 / 1-84 hj. 



Das Volum von 1 (j. das Gramm- oder spezifische Volum, ist dann der 

 reziproke Wert des vorigen, bei Schwefelsäure also = Vi-84 = 0*54 cm», 

 von 1 hf = 054 l. 



Da sich das spezifische Gewicht mit der Temperatur infolge der Aus- 

 dehnung der Stoffe ändert, so ist stets die Temperatur anzugeben, ijei 

 welcher die Bestimmung ausgeführt wurde: z. D. für Xormalbutylalkohol 



ist d ^ = 0'8099 (Brühl), d.h. sein spezifisches Gewicht bei 20", bezogen 



auf Wasser von 4", ist 0-8099. 



Pyknometer. Das spezifische Gewicht wird in der Art l)estinimt. 

 daß man das Gewicht eines bekannten Volums ermittelt. 



In solchen Fällen, wo es mehr auf rasche Ausführung als auf absolute Ge- 

 nauigkeit ankommt, kann man die Bestimmung des Volums der zu untersuchenden 

 Flüssigkeit umgehen. Man läßt den Inhalt einer bei einer bestimmten Temperatur genau 

 geeichten und bei derselben Temperatur mit der Flüssigkeit gefüllten Pipette in ein 

 tariertes verschliei3bares Wägeglas auslaufen 'j und wägt. I)as zur Berechnung des spezi- 

 fischen Gewichts notwendige Gewicht des gleichen Volums Wasser ergibt sich aus dem 

 Inhalt der Pipette und ihrer Kalibrierungstemperatur nach den in Anmerkung ") auf 

 S. 441 genannten Tabellen. Dies Verfahren läßt sich indessen bloß bei Wasser oder ver- 

 dünnten wässerigen Lösungen anwenden, weil bei konzentrierten Lösungen und orga- 

 nischen Flüssigkeiten die in der Pipette durch die Benetzung der Wände zurück- 

 bleibende Flüssigkeitsmenge eine ganz andere ist, als im ersten Fall. Hier empfiehlt es 

 sich, die Pipette samt dem Inhalt zur Wägung zu bringen. Man bedient sieh dazu einer 

 von W. Ostwald empfohlenen kleinen Pipette von etwa 1 cm^ Inhalt mit genügend enger 

 Ausflußspitze, welche man auf einem aus Messingdraht gebogenen Bock wagrecht auf 

 die Wagschale legen kann und erst leer, dann mit Wasser, dann mit der Flüssigkeit 

 gefüllt-) wägt. Die Temperatur läßt sich nur angenähert bestimmen: daher ist die Ge- 

 nauigkeit etwa 1 Promille. 



V 



Am genauesten geschieht die Bestimmung des spezifischen Gewichtes 

 •on flüssigen Körpern mit Hilfe der Pyknometer (Tarierfläschchen), leichter 

 Glasfläschchen mit eingeschliffenem, kapillar durchbohrtem Stöpsel, der eine 

 Marke trägt (Hg, 505), oder besser Glasfläschchen, in deren Hals ein Thermo- 

 meter eingeschliffen ist, während seitlich neben diesem ein senkrecht auf- 

 steigendes enges Glasrohr mit ;\Iarke und Stöpsel oder aufgeschliffenem (da.s- 



1) Vgl. die einleitenden Bemerkungen zum Kapitel Maßanalyse. 



■"') Infolge der Kapillarität tritt keine Fliissigkeit aus, wenu die Spitze gut 



getrocknet ist. 



