440 



J . B i h r i 11 g e r. 



hütchen angesetzt ist (Fig-. 506). M:ui wicLit es erst leer ((iewicht gi). Hierauf 

 füllt man es mit destilliertem Wasser von Zimmertemperatur bis zum Rande, 

 verschließt es. wobei sich das, gegebenenfalls offen zu haltende Ka])ill:u- 

 rohr völlig füllt, trocknet es sorgiältig ab. ohne es zu erwärmen und zu 

 drücken. U\\)it das Wasser im Kapilhirrohr mittelst eines zusammenge- 

 drehten Streifchens Filtrierpapier oder Zigaretten])a!MPr bis zur Mai'ke ab. 

 merkt die Temperatur an und wägt (Gewicht g.,). Man entleert nun das 

 Gefäl). spült es mit Alkohol und reinem, d. h. ohne Rückstand verdun- 

 stendem Äther aus, trocknet es durch Aussaugen an der Luftpumpe \), 



füllt es in derselben ^^'eise mit der 

 zu untersuchenden Flüssigkeit, sieht 

 /u. ob die Temperatur dieselbe ge- 

 l)li('l)cii ist-), und wägt wieder (Ge- 

 wicht g;j ). 



Für nicht zu zähe Flüssigkeiten 

 ist das Spren^ehche Pyknometer in 



Fig. 505. 



Fig. 507. 



Fig. 508. 



der Abänderung von OstwaJd oder der leichter zu handhabenden Form von 

 Jahn ohne iiiid mit Thermometer (Fig. 507 u. 508) sehr geeignet. Ein zylin- 

 di'isciies (iefäß trägt am oberen Ende zwei wagrechte, seithehe, kapillare, 

 glatt abgeschnittene Rohrausätze von verschiedener Weite; das weitere hat 

 eine Marke. Auf l)eide Röhrchen sind (ilashütchen auf geschliffen: beige- 

 geben ist ferner eine ans weitere Rohr angeschliffene Saugröhre, u. U. auch 

 ein ans engere Rohr beim Füllen anzufügendes Verbindungsstück mit einer 

 Kugel. Mittelst einer an beide Ansätze befestigten Drahtschlinge wird der 

 Apparat an die Wage gehängt. Man wiegt ihn erst leer (Gewicht g^). 

 Dann füllt man ihn. indem man Saugröhre und Verbindungsstück ansetzt, 



') Stärkeres Erwärmen ist zu vernaeiclen, weil beim Erkalten Xachwirkuiigserschei- 

 nungen auftreten, so daß das Glas nicht sofort wieder sein ursprüngliches Yolum 

 annimmt. 



^) Am einfachsten läßt sich die für den Versuch nötige konstante Temperatur 

 erzielen, wenn man l)eide Male vor dem Wägen das fast gefüllte Pyknometer in ein 

 Wasserhad von konstanter Temperatur, z. B. 20^ eintaucht, öfters umschüttelt, bis das 

 Thermometer des Apparats seinen Stand nicht mehr ändert, dann auffüllt und auf 

 die starke einstellt. Nacli dem Abtrocknen wird gewogen. 



