Bestimmung des spezifischen Gewichtes. 441 



Über letzteres einen niinimisclilauch zielit und an diesem sauiit '). aus einem 

 Schälchem so weit mit Wasser, bis die engere Kapillare völlig- und die weitere 

 teilweise liefüllt ist. Man senkt den Appai'at nun nach Abnaliinc der 

 Ansatzteile in ein Wasserbad von konstanter Temperatur t". bis der .Meniskus 

 in der weiteren Kapillare sich nicht mehr verschiebt, widirend die ciiuere 

 Röhre infolge des größeren kapillaren Widerstands stets völlig gefüllt l)l('ibt, 

 und stellt dann den Meniskus durch Abtupfen mit Filtrieri)apier, nötigenfalls 

 durch Zugabe eines Tropfens mittelst eines Glasstabes auf die Marke ein. 

 Nach vorsichtigem Abtrocknen wird gewogen (Gewicht g.,). Das P]ntleeren 

 geschieht durch Ansetzen des A'erbindungsstücks mit dem (lummist-hlauch 

 und Ausblasen, das Ausspülen und Trocknen, wie frühei- beschrieben. I)ann 

 ^Ird das Pyknometer in genau der gleichen Art mit der zu unter- 

 suchenden Flüssigkeit gefüllt und wiederum gewogen (Ge^\icht ggj. Die 

 Glashütchen sind nur bei leichtflüchtigen Stoffen notwendig. 



Ist gl das Gemcht des Pyknometers für sich, g.2 nach der Füllung mit 

 Wasser, g^ nach der Füllung mit der zweiten Flüssigkeit bei der konstanten 

 Temperatur t", so ist das Gewicht des Wassers w = gg — gi, der fraglichen 

 Flüssigkeit m = gg — gj. Der Quotient m/w gibt dann das ^>rh;iltnis der 

 Gewichte gleicher Volume bei der Versuchstemperatur t". Um (hiraus das 

 spezifische (lewicht der untersuchten Flüssigkeit, d. h. das (Jewicht der 

 Volumeinheit zu berechnen, ist erst aus dem gefundenen Wassergewicht 

 der Inhalt des Pyknometers zu ermitteln. 1 cni'-' Wasser von 4" wiegt 

 1 g] mit steigender Temperatur nimmt infolge der Ausdehnung das Ge- 

 wicht ab.-) Teilt man das gefundene Wassergewicht w durch das Gewicht 

 von 1 cm^ Wasser ( Q) bei der Versuchstemperatur t", so erhält man den 

 Inhalt des Pyknometers = w/Q und durch Division dieses Werts ins (Ge- 

 wicht der Flüssigkeit m das Gewicht von 1 cm'-'^ der letzteren oder das 

 spezifische Gewicht bei f^, bezogen auf Wasser von 4'^: 



, to m ^ 

 d — = — . Q. 



40 w ^ 



Diese Formel berücksichtigt nicht den Gewichtsverlust, der bei den 



Wägungen durch den Auftrieb der Luft entsteht und bei der Berechnung 



des spezifischen Gewichts die vierte, häufig schon die dritte Dezimale Iie- 



einflußt. Es genügt dafür die Dichte der Luft bei Zimmertemperatur und 



mittlerer Feuchtigkeit als konstant (a = 0"0012) anzunehmen. Obige 



Formel geht dann über in: 



1 t" m ,, ^, 

 d- = -(Q-:^) + X 

 40 w 



') Die am Verbiiiduuirsstück angebrachte Kugel kann, wlmhi man den Schhiuch 

 nach dem Ausaugen zusamnuniklemmt, als Rezipient dienen. 



^) Tabellen über das Gewicht von 1 cm^ Wasser bei steigender Temperatur, be- 

 zogen auf Wasser von 4". finden sich in Landolt-Bürnsfeins Physikalisch- chemischen 

 Tabellen, 3. Aufl., S. 37 (von Thiesen, Scheel und Diesselhorst), in Biedermanns <lic- 

 mikerkaleuder für 1909, I, S. 196 (von Volkniann), S. 197 (von Bossetti). 



