442 



J . ß i e h r i ii is e r. 



und 

 DoziiHHlen i^enauein Krgebnis läßt sich die Bestim- 



Bcispiel: Kin rNkiiomctcr woi: 19'12öö f/ (gi), mit Wasser bei 23" gefüllt 

 34-5915 r/ (g.. », mit oiuom hestiiiimteii (')l bei dorsolben Tomperatur gefüllt 330745</ (g^). 

 Es ist dann" das Gewicht des Wassers w = ga— g, = 15-4(300//, das Gewiclit des ols 

 ,n = ga— ?i = 13'9-l-'0 ff^ ferner das Gewicht von 1 crn^ Wasser bei 23** = ü 997(52 

 und man hat: 



^ 23» ^ 13;9490 (O 99762— 00012) + 00012 == 0-9001. 

 4" lö-46(50 



C»hnc Berücksichtigung des Auftriebs erhielte man 0-Ö9Ü9, d. li. einen Fehler 

 von 0-22\. 



Die .Vo/?rs('he Wao-e. Leichter und IxMiiiciiu'r, doch mit wenig-er 

 scharfem, imi" .'uif drei 

 muiip- des spezifischen Gewichts 

 auf indii'cktcin Wege mittelst der 

 ursj)rünglicli von Friedrich Alohr 

 koiistniicrtcii . seitdem mehrfach 

 al)geäiulerteii Seukwage bestimmen. 

 Sie beruht auf dem Archimedischen 

 Prin/ip. wonach ein in eine Flüssig- 

 keit eingetauchter fester Körper 

 scheinbar soviel an seinem Gewicht 

 verliert, als das Gewicht der von 

 ihm verdrängten Flüssigkeit beträgt. 

 Die Gewiclitsverluste , welche ein 

 Kürpi'r v(ni l)ekanntem Gewicht in 

 verschiedenen Flüssigkeiten erlei- 

 det, stehen daher im gleichen \'er- 

 hältnis wie die si)ezifischen Gewichte: infolgedessen ergibt der Gewichts- 

 verlust in der untersuchten Flüssigkeit, geteilt durch den Gewichtsverlust 

 in Wasser von 4", das spezifische Gewicht der Flüssigkeit. 



Die gebräuchhchste Form, welche den N'orzug hat, daß sich abhanden 

 gekommene Teile leicht und ohne weiteres ersetzen lassen, ist die folgende 

 (Fig. 509): Ein mit verstellbarer Bodenschraube versehenes, ausziehbares Ge- 

 stell trägt auf feiner Schneide einen ungleicharmigen Wagebalken. Der rechte, 

 längei-e Ann ist (hii'ili Kerben, besser durchZapfen oder Haken in zehn gleiche, 

 von d<T Achse an gezählte Abschnitte geteilt und trägt am zehnten Teil- 

 strich auf einer prismatischen Schncdde einen Haken, woran an einem 

 riatindraht ein dicker, prismatischer Rumannsdwr Senkkörper aus Glas 

 hängt, welcher bei 1.")" genau 10 r/ Wasser, also li) cw-^ Wasser von 4" 

 verdiiingt. Er wird in ein besonders geformtes, mit Marke versehenes 

 cylindrisches Standgefäß eingesenkt, zu welchem außerdem ein Thermo- 

 meter gehört. 1) Der linke, kürzere Arm des Wagebalkens trägt ein Gegen- 



') Die ältere Art der Verlegung des Thermometers in den Senkkörper ist nicht 

 zu empfehlen, weil dadurch die Zerbrechlichkeit des letzteren erhöht und die Ablesung 

 der Temperatur bei dunklen oder undurchsichtigen Flüssigkeiten erschwert oder un- 

 möglich gemacht wird. Außerdem ist das in den Glaskörper eingeschlossene Thermo- 

 meter weniger ompfiiullich gegen Temperaturänderungen. 



Fig. 509. 



