444 J- Bi ehrin gor. 



keiteii. welche schwerer sind als Wasser, ist auiierdem ein Gewicht A an 

 Teilstrich 10 zu hänuen. iiiid wir erhalten analog den ohiiicn Ausführunjien 

 für das spezifische (Gewicht den Wert Tahc. 



Aräometer: Höchst einfach zu handhabende und darum aulierordent- 

 lich viel gehrauchte, wenn auch nicht sehr genaue Instrumente zur Bestim- 

 mung des spezifischen (Jewichtes von Flüssigkeiten sind die Aräometer (Spin- 

 deln. Senkwagen). Sie beruhen auf dem Gesetze, da(.5 ein schwimmender Körper 

 in eine Flüssigkeit soweit eintaucht, bis sein Gesamtgewicht dem Gewicht 

 der verdrängten Flüssigkeitsmasse gleich ist: er wird daher um so tiefer 

 einsinken, je kleiner das spezifische Gewicht dei" Flüssigkeit ist. um so 

 weniger, je höher es ist. 



Die Skalenaräometer, welche hier allein in ISetracht kommen, sind zylin- 

 drische Hohlkörper aus dünnem (ilas oder Metall, deren unterer Teil mit 

 kleinen Schroten oder (,)uecksilber beschwert ist, so daß sie sich im stabilen 

 Gleichgewicht befinden und stets senkrecht in der Flüssigkeit schwimmen; 

 oben gehen sie in eine dünne, genau zylindrische Röhre aus, worin sich 

 ein l'a])ierstreif mit einer Skala befindet, welche bei den gewöhnlichen 

 ..Densimetern" unmittelbar das spezifische (Gewicht (meist in den Grenzen 

 O'T — 2*0) angibt. Das Instrument ist empfindlicher, d. h. es zeigt kleinere 

 T^nterschiede im spezifischen Gewichte an. wenn die Iiöhre im \'er- 

 gleich zum Köi'per dünn ist, weil dann die Teilstriche der Skala 

 weiter auseinanderrücken. Gewöhnlich verteilt man aus diesem (irunde, 

 sowie auch zu dem Zwecke, den Apparat handlicher zu gestalten, die Skala 

 auf niehrei-e Instrumente, mindestens auf zwei; bei Aräometern für ein 

 geringeres si)ezifisches Gewicht als dem des Wassers liegt dann der 

 Wasserpunkt (l-ooOi nahe am untersten, bei Aräometern für höheres 

 spezifisches (iewicht nahe am oberen Ende. Da sich das spezifische 

 Gewicht der Flüssigkeiten mit der Temperatur ändert, so gilt das Aräo- 

 metei- nui- für die Temperatur. l)ei welcher es geeicht ist; diese Tempe- 

 ratur, z. 1!. 1.")", mub auf dem Instrument angemerkt sein.V) Ferner ist 

 auch anzugeben, ob sich die spezifischen Gewichte bei der Eichtemperatur 

 .Uli Wasser von derselben Temperatur (z. D. 15"/15o) oder auf Wasser 

 von 4" {■/.. K 15°/4") beziehen. Im ersteren Fall hätte man. um das wahre 

 spezifische Gewicht zu finden, die schon früher (S. 441) erwähnte Reduktion 

 auf 4" vorzunehmen durch Multiplikation mit dem spezifischen Gewicht des 

 Wassers bei der betreffenden Temperatur. Die im Handel vorkommenden 

 Instrumente, welche fabrikmäßig hergestellt werden, zumal die billigen, 

 sind zum Teil sehr geiingwertig und müssen mittelst einer Flüssigkeit, 

 deren spezifisches Gewicht vorher nach einem der früheren A'erfahren be- 

 stimmt ist, nachgeeicht werden, wenn das nicht schon vorher in einwands- 

 freier Weise, z. 15. durch die Kaiserl. Normal -Eichungskommission in 

 Berlin u. a. ueschehen ist. 



') öfters ist in dem Körper des Aräometers selbst ein Thermometer eingesetzt, 

 dessen Kugel zugleich zur Beschwerung dient. 



