458 J. Biehriuger. Bestiiiunuiig iler Löslichkeit. 



keit stuiultMi- bis taii-olanii- mit dein Lösunsi'smittel scliiittclu oder mittelst 

 eines mecliaiiiscli zu troiboudcii Külncrs ziisammeiiriihreii. Der Versnch 

 muß, um während der längern Zeit, die er in Anspruch nimmt, die Tem- 

 peratur konstant zu halten, in einem Thermostaten vorgenommen werden. 

 Eine einfache Schüttelvorrichtinig ist von Ä. A. Xoyes angesehen worden. 

 Er bringt im Thermostaten eine Messingwelle an, an welcher die zu 

 schüttelnden Flaschen in wagrechter Lage mit Hilfe von Messingbändern 

 befestigt werden. Sie trägt an einem Ende eine Riemenscheibe, während 

 eine zweite, kleinere Uiemenscheibe am Kaude des Thei'mostaten ange- 

 bracht ist. Die letztere wird durch einen kleinen Motor angetrieben 

 und überträgt die r»ewegnng mittelst eines Gummiriemens auf die gröüere 

 Riemen.scheibe und damit auf die Welle mit den Flaschen. Die Flaschen 

 werden mit dem Lösungsmittel und einem ziendich grolien Ül)erschuß der 

 zu lösenden Substanz beschickt, dui'ch (lummistopfen verschlossen, am 

 besten noch mit (iummika})pe versehen und dann je nach der Löslichkeit 

 des Stoffes und der eingehaltenen Temperatur ein bis mehrere Stunden 

 geschüttelt. Man nimmt daini eine Probe heraus, bestimmt in der oben be- 

 schriel)enen Weise die gelöste ^lenge und wiederholt die Probe nach etwa 

 einer Stunde, um zu sehen, ob der Gehalt der Lösung konstant bleibt, also 

 die Sättigung erreicht ist. Bei dem Modell des Ostu-ald'&dww Instituts 

 (Fig. 511) ist die rotierende Welle mit llührflügeln und Haltern für Kolben, 

 Prolnerröhren ii. dgl. versehen, während auf dem Messingdrahtboden Ge- 

 fäße an Halte) II mit schwerem Ful) in den Thermostaten eingestellt wer- 

 den können. i)iT mit Filz umgelx'iie Kasten wird von unten geheizt; das 

 am Boden liegende Schlangenrohr dient, wenn nötig, zum Durchleiten von 

 Kühlwasser. Alle Teile und Einsätze lassen sich verstellen und gegebenen- 

 falls entfernen, i) 



Bei allen Löslichkeitsbestimmiuigen ist nicht nur darauf zu achten, 

 daß die verwendeten Substanzen ganz rein sind, sondern es ist auch das 

 Material des Gefäßes, in dem die Bestimmung vorgenommen werden soll, 

 zu berücksichtigen, (ilas gibt z. B. mehr oder weniger leicht AlkaU ab. 

 (Vgl. hierzu die Bemerkungen im ersten Kapitel, S. 3 ff. und S. 463). Gut 

 verschlicl'iliare Sillicrrohre leisten in vielen Fällen sehr ante Dienste. 



') Weitere Schüttelapparate sowie Metbcideii zur Bestiraininig der Loslichkeit 

 bei höherer Temperatur, der Löslichkeit sehr leicht löslicher Stoffe oder solcher Stoffe. 

 deren Löslichkeit mit der Temperatur abnimmt, finden sich z. B. zusammengestellt bei 

 Hans Mci/f-r, Analyse und Konstitutionserniittlnng organischer Sulistanzen. 2. Aufl. 

 (Berlin 1909, J. Springer.) S. 124 ff. 



