ilaßaiialyse. 



Von J. Bieliriuger, Braun sclnvoig. 



Bei der Gewichtsanalyse Averden die einzelnen Bestandteile des zu 

 untersuchenden Stoffes auf physikalischem Wei^e oder mittelst jieeiiiiieter 

 Reagenzien von einander so voUständiii' als möglich geschieden und nach 

 geeigneter Behandlung gewogen. In der Maßanalyse hingegen wird ihre Be- 

 stimmung mittelst Reagenzienlösungen von genau bekanntem (iehalte aus- 

 geführt, von welchen man zur Lösung des zu bestimmenden Stoffes gerade 

 so viel zufügt, als zur Vollendung der Reaktion nötig ist. Aus dem \()lum 

 der verbrauchten Reagenzlösung berechnet man auf Grund der l'msetzungs- 

 gieichungen die Menge des in Reaktion getretenen Stoffes. Damit snid 

 aber zugleich auch die Grenzen der Maßanalyse gegeben, insofern sie nur 

 bei solchen Reaktionen zu verwenden ist, deren Endpunkt genau festge- 

 stellt werden kann, sei es unmittelbar, wie durch das Stehenbleiben der 

 roten Farbe bei Oxydationen mit Permanganatlösung, sei es durch Zusatz 

 eines dritten Stoffes, welcher zu den beiden aufeinander wirkenden Stoffen 

 sich verschieden verhält, oder nur mit einem der beiden reagiert und so 

 das Ende der Reaktion ..anzeigt" (Indikator). Die Maßanalyse ist viel ein- 

 facher und rascher auszuführen als die Gewichtsanalyse und gewiihrt außer- 

 dem den Vorteil, daß eine größere Zahl von Bestimniniigen untoi- ganz 

 denselben Bedingungen gemacht werden kann. ' ) 



Die Meßgefäße und ihre Prüfung. Die zur .Malianalyse verwandten, 

 fabrikmäßig angefertigten Meßgerätschaften, besonders die billigen Sorten, 

 müssen , wenn dies nicht schon vorher in durchaus einwandsfreier Weise 

 geschehen ist, einer Nachprüfung unterzogen Averden.-') Sie sind entweder 

 auf Einguß graduiert, d. h. sie fassen soviel, als die Aufschrift angibt 

 (Meßkolben, Meßzylinder): oder sie sind auf Ausguß geeicht, d. li. sie lassen 



') Die zur Erlautcruuir iler Methoden eii)j?efügteu Beispiele sind Bestinunungeu 

 entnommen, welche im chemischen Laboratorium der technischen Hochschule zu Braun- 

 schweig ausgeführt wurden. 



-) Die Eichung von Meßgeräten t'iir maßanalytische Zwecke ist durcli Erlaß der 

 Kaiserl. Norraal-Eichungskommission gesetzlich geregelt (vgl. Zeitschrift für angewandte 

 Chemie. 6. Jg. 1893. S. oöl ; 12. Jg. 1899. S. 1102: 16. Jg. 1903. S. 9ö3, 977. 1004. 1061). 

 Geeichte Meßgefäße werden von allen größeren Fahrikationsgeschaften chemisdier Ge- 

 räte hergestellt und durch die genannte Behörde geprüft. 



