460 



J. Bi eh ring er. 



ji:enau so \äel ausfließen, als die Aufschrift angibt, so dal) also ein Teil der 

 Flüssigkeit intolge der lienetzung im (Tefäli zui'üekbleiht (Pipette, Bürette). 



Das Eichen irgend welcher (Tefälie g-eschieht stets in der Weise, daß 

 man sie erst leer wiegt, dann gefüllt mit einer Flüssigkeit, am besten der- 

 selben Art. füi- die das (iefäb später benutzt werden soll, und aus dem 

 Gewicht der Flüssigkeit den Iidialt des (iefälies berechnet. Als Einheit ist 

 der metrische Liter, d. h. der llaum. den 1 hj Wasser von 4". im luftleeren 

 Raum gewogen, einnimmt, festgesetzt. Auswägungen, welche bei anderer 

 Temperatur vorgenommen >iiid. müssen deshalb auf die Xormaltemperatur 

 reduziert werdeuM. indem man das erhaltene Wassergewicht durch das 

 Gewicht von 1 vm^ Wasser bei der IJeobachtnngstemperatur teilt. ^i 



Beispiel: Ein lOOcw'^-Meßkolbcii wog leer 'dib-ib()<j, mit ^^ asser von Ib" l)is zur Marke 

 gefüllt i;34-7558 //. Da 1 cm'^ Wasser von 18°, auf Wasser von 4" bezogen, 0-998G222/y wiegt, 

 so ist der Inhalt des Kolbens bis zum Eichstrich (134-7558 — 34-5450) 099862 = 100-35 cw», 

 mitliin um 0-35 cm zu groß. 



Da die Graduieruug durch die Temperatur beeinflußt 

 wird, so ist auf jedem Mel^gefäße auch die Temperatur, bei 

 welcher sie vorgenommen wurde, anzugeben, z. B. 15" 4''. Selbst- 

 verständlich sollen Arbeiten mit solchen Gefäßen nach Möglich- 

 keit bei derselben Temp(n-atur ausgeführt werden. Ivleinere 

 Abweichungen von ± 2° sind ohne Belang, weil sie noch inner- 

 halb dei- Fehlergrenzen liegen; für größere Abweichungen, hohe 

 Sommertemperatur, ist eine Koi'rektion^) anzubringen, für 

 welche meist, l)esonders beim Arbeiten mit verdünnten, wie 



\/jo-Normallösungen. die Volumänderung des Wassers eingesetzt 





werden kann.*) 



Fber die Handhabung der Pipetten und Büretten sei 

 folgendes erwähnt: Pipetten soUen an ihrem Körper eine 

 lange Ausflußröhre haben (Fig. öl2). Pipetten mit kurzer Aus- 

 Fig. 512. Fig..öi3. flnßröhre (Fig. 51;')) sind ungeeignet, weil sie zur Entnahme 

 von Proben aus enghalsigen Flaschen nicht gebraucht werden 



') Um diese Reduktion zu venneidcMi. schlug Fr. Mohr 1855 vor. den Raum, 

 welchen lOÜO c>«^ Wasser, gewogen au der Luft, bei 14° R = ITö" C einnehmen, als 

 p]inhcit zu verwenden. Dieser „J/o/jrsche Liter" würde 1002-3 metrischen Kubikzentimetern 

 oder der metrische Liter 997-7 3/o/i.rschen Kubikzentimetern bei normalem Barometer- 

 stand entsprechen. Es versteht sich von selbst, daß dann alle verwandten Meßgefäße 

 in dieser Art geeiclit sein müßten. 



-) Eine Tabelle über das Gewicht von 1 cnt^ und das Volum von 1 g Wasser mit 

 ■waclisender Temperatur findet sich in Landolf-Jiönisfrins physikaliscli - chemischen 

 Tabellen 3. Aufl. (Berlin 1905). S. 37 und B. Biedenminns Chemikerkalender für 1909. 

 S. 196, 197. 



^) E.ine Tabelle für die in diesem Falle anzubringende Korrektur bringt Bieder- 

 7tianns Chemikerkalender für 1909. S. 360. 



•*j Neben Wasser kommt zum Auswägen von Gefäßen noch Quecksilber in Betracht. 

 1 cot' davon wiegt bei 0° 13-595 .(/; sein mittlerer Ausdehnungskoeffizient ist zwischen 

 und 30" 00001815 nach WiUhicr. Man benutzt es Ijeim Auswägen von Apparaten, 

 welche mit Quecksillier gefüllt werden sollen, besonders aber auch zum Auswägen 

 kleinerer Rauminhalte, wo Wägefehler stark ins Gewicht fallen können, sowie infolge 

 seiner Eigenschaft, die Wände niciit zu benetzen, zur direkten Ausmessung. 



